18 



Heydenreich: Sterilisation mittels des Dampf kochtopfs. 



IV, 1. 



meter in diese OefFnung kommt, so kann man das Thermometer viel 

 tiefer in den Kessel hinablassen, und könnte dann die Wölbung im Deckel 

 auch wegbleiben. Im Deckel sind drei Löcher für Thermometei', Mano- 

 meter und Sicherheitsventil angebracht. 



1) Das Loch für das Thermometer. Da das Thermometer 

 direct in die Kesselhöhle hineinragen soll, so muss diese OeflFnung eine 

 besondere Befestigungsart besitzen (Figur 3). Diese wird durch drei 

 concentrische Ringe bewirkt, zwischen denen ein kleines Stück dicken, 

 gut vulcanisirten beliebigen Gnmmirohres D D sitzt. Durch Anschrauben 



wird das Gummirohr so stark an 

 das Thermometer von allen Seiten 

 drücken, dass dieses mit Leichtig- 

 keit 3 bis 4 und mehr Atmosphären 

 Druck aushalten kann. 



A A (Figur 3) ist Fortsetzung 

 des Deckels, aussen mit Schrauben- 

 gewinde, und innen unten mit hori- 

 zontalem, dicken Vorsprung, dessen 

 OefFnung ca. 0'9 bis 0'5 cm Durch- 

 messer hat. BB ist ein Ring, dessen 

 Oeffnung auch etwa so breit ist, der 

 aber unten abgestutzt ist, damit 

 beim Druck von oben nach unten er 

 so auf den Kautschukring drücke, 

 dass dieser sich nach innen hervorstülpe und das Thermometer mehr 

 und mehr zusammenpresse. — CO ist ein dritter Ring mit etwas 

 grösserer Oeffnung, unten innen in der Hülse mit einer Schraubenmutter 

 versehen, die genau aufs Gewinde von AA passt. Je tiefer dieser Ring 

 herabgeschraubt wird und je mehr er auf JB B drückt, desto fester 

 wird das Thermometer vom Gumraischlauch DD zusammengedrückt. 

 Deshalb ist es am besten, diesen Ring 00 aussen rund zu machen und 

 zu ihm eine entsprechende gewöhnliche Zange für Gasröhren in Bereit- 

 schaft zu haben ; mit der Hand kann er nicht stark genug angeschraubt 

 werden. Bei EE wird ein vorn und hinten aufgeschlitztes Messing- 

 rohr (oben zu) aufgeschraubt, um das Thermometer von aussen vor so 

 häufigen Zerbrechungen zu schützen. 



Dieser Verschluss ist sehr praktisch und sicher, da der Druck von 

 innen auf das Thermometer bei 2 Atmosphären nur 2 Kilogramm be- 

 trägt, es also schon bei leichtem Anpressen des Schlauches nicht heraus- 

 geschleudert werden kann. 



Thermometerbefestigung. 



