IV, 1. Fleisclil V. Marxow: Reichert's vervollkommneter Übjecttisch. 25 



lieber C. ReicLert's vervollkommneten 

 meclianisclien Objecttiscli. 



Von 



Prof. Dr. Erust Fleischl von Marxow 



in Wu'ii. 



Hierzu ein Holzschnitt. 



Die folgende Auseinandersetzung- Iclint sich begreif liclier Weise an 

 eine ältere Beschreibung des Gegenstandes an , welcher seither so 

 wesentlichen Verbesserungen unterzogen worden ist, dass deren Schilde- 

 rung in zusammenhängender Fassung mir wolil der Mühe werth und 

 gerechtfertigt sclieint. In jener älteren Besprechung, welche sich im 

 II. Baude (1885) dieser Zeitschrift p. 289 — 295 befindet, habe ich das 

 grösste Gewicht auf den Umstand gelegt, welcher mir diese Construc- 

 tion vor allen anderen, gleichen Zwecken dienenden, auszuzeichnen 

 schien, dass die Horizontal-Ebene, in welcher die Verschiebung des 

 Objectes aus freier Hand auf dem einfachen Tische erfolgt, unverändert 

 bleibt bei der Application des mechanischen Tisches , so dass durch 

 letzteren das Objeet in derselben Entfernung vom Condensator ver- 

 schoben wird, in welcher es sich bewegte, solange die Hand des Beob- 

 achters es auf dem einfachen Tische hin- und herschob. Dieser wich- 

 tigste Vortheil des zuerst von Herrn Reichekt angewandten Prinzipes 

 der Führung ist natürlich in der neuen Form des Tisches beibehalten 

 worden. Auch in der Verschiebung des Objectes in querer Richtung 

 (von rechts nach links) ist keine nennenswerthe Aenderung angebracht 

 worden ; sie findet durch die Drehung des einen oder des anderen der 

 beiden, auf derselben Axe befestigten Schraubenköpfe h h'^ statt. 



Ebenso ist die Art der Verbindung des Objectglases mit dem be- 

 weglichen Tische dieselbe geblieben — sie wird dadurch hergestellt, 

 dass die beiden Arme a a\ welche in Querschlitzen am vorderen Rande 

 des Tisches vermittels zweier kleiner, in der Figur kenntlich gemachter, 

 aber nicht bezeichneter Knöpfe hin- und hergeführt werden können, 

 mit ihren inneren Rändern den Objectträger an dessen schmalen Seiten 

 berühren und fest zwischen sich fassen. Für die Sicherheit dieser 



