26 Fleisclil V. Marxow: Rcicliert's vervollkommneter Objecttisch. IV, 1. 



Fixirung ist es von Belang, dass die Ränder der Glasplatte nicht von 

 dem Metall der Arme direct, sondern durch Vermittlung von Kautschuk- 

 leistchen berührt werden, die den Innenrand je eines Armes um etwa 

 ein halbes Millimeter überragen, und in einer Weise mit letzteren in 

 feste Verbindung gebracht sind, welche in der früheren Beschreibung 

 bereits genau angegeben ist (1. c. 290). 



Einem wesentliclien Unterschiede von der älteren Construction 

 begegnen wir nun bei der Einrichtung der Längsführung. Diese wurde 

 iin alten Modell durch die coulissenartig zugearbeiteten beiden Seiten- 

 ränder des festen Tisches und durch eine Triebstange vermittelt, welche 

 sich nach hinten erstreckte, und durch eine von vorn nach rückwärts 

 die Säule des Mikroskopes durchsetzende Bohrung durchtrat, um dann 

 den Zähnen des Triebes zu begegnen. Diesem Systeme Hess sich vor- 



werfen, dass es die Application des mechanischen Tisches an ein Mi- 

 kroskop abhängig machte von einer nicht unbedeutenden Zuarbeitung 

 des ganzen Statives für diesen Zweck, und dadurch eben die Anwendung 

 des Tisches sehr beschränkte. Die Ränder der Tischplatte unserer 

 Mikroskope sind ferner keineswegs von vorn herein so genau parallel 

 gerichtet, dass sie ohne weiteres als Führungskanten dienen könnten 

 — und nachdem sie nachträglich in die correcte Richtung gebracht, 

 und zugeschärft worden waren, befanden sie sich fortwährend, solange 

 der aufgesetzte Tisch selbst sie niclit schützte, also z. B. beim Ein- 

 packen des Instrumentes in seine Cassette, in grosser Gefsihr, unter 

 dem Einfluss jeder unsanften Berührung Scharten, Abstumpfungen u. dgl. 

 zu bekommen — sehr zum Nachtlieile der glatten und präciseu Füh- 

 rung. Die jetzige Construction bedingt keinerlei Vorbereitung des 



