IV, 1. Fleischl V, Marxo w: Reichert's vervollkommneter Objecttiscli. 27 



Statives beliufs der Anbringung des mechanisclien Tisches, so dass 

 dieser ohne weiteres jedem grossen oder mittleren Mikroskope con- 

 tinentalen Ursprunges applicirt werden kann — auf eine später zu sdiil- 

 dernde Weise. Es ist dies einer der Haupt-Vortheile, welche die neue 

 Construction vor der älteren voraus hat. 



Die Längsführung und -Bewegung vollzieht sich am neuen Modell 

 innerhalb zweier, zum mechanischen Tisch selbst gehöriger, longitudinal 

 gestellter Metallkörper, die in eben dieser Richtung- von zwei Trieb- 

 stangen d d' durchsetzt werden. Die beiden Klötze werden von einer 

 transversal gerichteten Welle durchbohrt, die an ihren Enden die Hand- 

 scheiben c C trägt, und ausserdem an jenen Stellen, die im Innern der 

 Metallkörper liegen, mit Triebzähneu besetzt ist, welche in die Zahn- 

 lücken der beiden longitudinalen Triebstangen eingreifen. Um wie vieles 

 diese Führung sicherer und dauerhafter ist, als die alte, braucht dem 

 Sachkundigen nicht gesagt zu werden. Im Zusammenhang mit der 

 Einführung dieser neuen, wesentlich verbesserten Bewegung des Tisches 

 in der Längsrichtung steht die Umtauschung der älteren, nicht ganz 

 vorwurfsfreien Befestigung des mechanischen Tisches am Mikroskop, 

 gegen eine neue, sofort zu beschreibende, die von allen jenen Bedenken 

 frei ist, welche man der älteren gegenüber erheben konnte. 



Wie an der beigegebenen Figur leicht zu erkennen ist, stehen die 

 beiden parallelepipedischeu Metallklötze, von denen soeben bei der 

 Beschreibung der Läugsfülirung die Rede gewesen ist, durch eine 

 breite Metallplatte mit einander in Verbindung; auf diese Platte sind 

 die genannten Klötze von oben aufgeschraubt, ausserdem trägt dieselbe 

 Platte an ihren lateralen Enden je eine nach aufwärts gerichtete, kleine 

 Platte, in der sich die Lager der Transversalwelle c c' befinden. Der 

 vordere Rand der, die beiden Klötze verbindenden Platte ist geradlinig 

 gestaltet, der hintere Rand aber hat nur in seiner mittelsten Abtheilung 

 eine geradlinige Begrenzung, beiderseits von derselben ist er, wie die 

 Zeichnung erkennen lässt, in solcher Weise ausgeschweift, dass er sich 

 an den vorderen Theil der cylindrisch gestalteten Säule des Mikroskop- 

 Statives anschmiegt. Die hinteren Enden der beiden, mehrfach er- 

 wähnten Metallklötze sind durch einen messingenen Querstab g g' mit 

 einander verbunden, welcher am einen Ende bei g' von der gleich- 

 namigen Schraube durchbohrt, und um dieselbe drehbar ist. Das andere 

 Ende dieses Querstabes ist von unten her eingeschnitten, so, dass beim 

 Herunterdrehen desselben der Einschnitt den Schaft der Schraube g in 

 sich aufnimmt und dadurch die Bewegung des Querarmes begrenzt. 

 Nun denke man sich den Querarm zunächst um die Axe g' um einen 



