ly, 1. Bürkiicr: Auer'sches Gasglühliclit für das Mikroskoiiircn. 37 



Jedenfalls habe icli einen und denselben Glühkörper seit neun Monaten 

 in Gebrauch, obwohl die Lampe stets auf meinem klinischen Instrumenten- 

 tische, der vielen Stössen ausgesetzt ist, steht und obwolil sie gar nicht 

 selten bei den Ohrenspiegel- Hebungen und beim Mikroskopiren hin und her 

 geschoben oder getragen wird. Wird ja einmal ein Gliihkörpcr unbrauchbar, 

 sei es durch Läsion oder durch Eindringen von Staub, so ist ein neuer 

 sehr leicht durch Suspension am Träger und Verbrennen gebrauchsfertig 

 gemacht. Nach Angabe des Fabrikanten soll der einzelne Docht 1000" bis 

 1 200 Stunden gleichmässig brennen ; die Ausgabe von 3 Mark für einen neuen 

 Glühkörper wiederholt sich also unter normalen Verhältnissen sehr selten. 



Es leuchtet somit ein, dass die Anwendung des AuEß'scheu Lichtes 

 eine sehr einfache ist, genau so einfach wie die einer anderen Gasflamme. 



Welches sind nun die Hauptvorzüge der neuen Erfindung? Vor 

 allem ist das Licht ein ruhiges, intensives, aber nicht blenden- 

 des und relativ weisses. Was die Intensität betrifft, so habe 

 ich allerdings in anderen Instituten die Wahrnehmung gemacht, dass 

 nicht jeder Gasdruck genügt , um völlige Weissgluth zu erzeugen ; 

 brennen in grossen Gebäuden sehr viele Flammen neben dem Auer- 

 brenner, so wird mitunter der grösstmögliche Helligkeitsgrad nicht 

 erreicht, und es kann dieser Umstand der ungestörten Anwendung viel- 

 leicht hier und da jiinderlich sein, üeberhaupt ist es möglich, dass für 

 stärkste Vergrösserungen die Lichtkraft zuweilen etwas zu wünschen 

 übrig lässt; mir selbst ist zwar ein solcher Mangel niemals vor- 

 gekommen, ich habe alle Systeme, auch Immersionen mit bestem Er- 

 folge angewandt, allein von anderer Seite wurde mir ein Zweifel aus- 

 gesprochen, ob die Intensität für alle Fälle genügen würde. Wie ich 

 mich indessen überzeugt habe , kann mau durch Nebeneinanderstellen 

 zweier Brenner das Licht in ausgiebiger Weise verstärken, und gewiss 

 Hesse sich, was ja noch zweckmässiger wäre, leicht ein Apparat her- 

 stellen, bei welchem zwei Glühkörper nnter einem Cylinder zur Wirkung 

 kämen ; auch Convexlinsen würden sich leicht anbringen lassen. 



Bezüglich der Farbe des AuER'schen Brenners muss zunächst 

 hervorgehüben werden, dass dieselbe mit dem diffusen Tageslichte ver- 

 glichen allerdings noch viele gelbe Strahlen enthält; allein im Gegen- 

 satz zur Gas- und Petroleumflamme erscheint das AuEn'sche Glühlicht 

 reinweiss; der Unterschied ist ein so bedeutender, dass er sofort in die 

 Augen springt; mau erkennt ihn besonders deutlich, wenn man gelbe 

 Objecte abwechselnd mit dem gewöhnlichen Argandbrenner und dem 

 AuER'schen Apparate beleuchtet ; bei ersterem erscheinen dieselben viel 

 weniger in ihrer eigentlichen Farbe, als bei letzterem. Auch alle 



