IV, 1. 



Kleinere Mittheilungen. 



43 



müssen, hat sich das Bedürfniss nach einem für derartige Arbeiten be- 

 sonders geeigneten optischen Hilfsmittel fühlbar gemacht, nachdem die 

 bisher in Verwendung stehenden Stativlupen und Präparirmikroskope 

 aus einer Reihe von Gründen für diese Zwecke nicht gut verwendbar 

 sind. Es dürfte deshalb allen Fachgenossen willkommen sein, eine nach 

 meinen Angaben von dem Optiker Cael, Reichert ' in Wien verfertigte 

 Lupe kennen zu lernen, welche, wie ich mich wiederholt überzeugt 

 habe, speciell für die Arbeiten der Sameucontrole sehr gute Dienste 

 leistet. 



Der Fuss des Instrumentes ist aus Messing und zur Herstellung der 

 erforderlichen Stabilität mit Blei ausgegossen. Die beiden Arme (siehe 

 nebenstehende Figur ; '/j der natürlichen Grösse), an welchen die Lupen 

 1 und 2 angebracht sind, sind in den Gelenken c und c' liorizontal be- 

 weglich und durch die Führung a und a' um die Stativsäule drehbar; 

 sie lassen sich an der letzteren in jede beliebige Höhe verschieben 

 und mit den Schrauben h und h' fixiren. Die schwächere Lupe 1 

 ist eine einfache Biconvexlinse mit einem Durchmesser von 9 cm und 

 einer Brennweite von 25 cm; sie hat eine 2y3malige Vergrösserung 

 (bezogen auf eine Sehweite von 250 mm), während die stärkere Lupe 2 

 aus zwei achromatischen Linsen von je einer Brennweite von 14 cm, 

 einem Durchmesser von 29 mm besteht, und eine 5maligc Vergrösserung 

 bezogen auf dieselbe Sehweite besitzt. 



*) Wien VIII. Bennogasse 26. (Preis des Instrumentes 20 fl. ö. W.) 



