IV, 1. Referate und Besprechungen. 59 



P^'olge meist nicht ausreicht, um sich eine bestimmte Vorstellung von der 

 betreffenden Verbindung zu bilden. Hat man es mit kleinen Linsen zu 

 thun , so sind die Bilder mittels einer Lupe zu beobachten. Da die 

 schwachen Bilder nur schwer zu sehen sind, so können die sehr grossen 

 schwachen leicht übersehen werden, da sie sich oft nur als einen schwa- 

 chen blauen Anflug über dem Glase darstellen, und ist es daher selbst- 

 verständlich, dass man sich genügend auf die Auffassung einüben muss. 



Dr. L. Dlppel. 



Bausch and Lome Optical. Co.'s combined inverted and ver- 

 tical microscopes („laboratory" and „university" 

 microscopes) (Journ. R. Microsc. Soc, 1887, pt. 1, p. 141). 

 Das umgekehrte Mikroskop ist bekanntlich schon lange von Nachet 

 eingeführt. Was die oben genannte optische Werkstätte bringt, ist da- 

 gegen eine Verbindung des ersteren mit dem gewöhnlichen aufrechten 

 Mikroskope, und zwar in einer Weise, welche als neu und insofern 

 auch von Interesse für weitere Kreise erscheint. In ihrem bezüglichen 

 Preisverzeichnisse sagen gedachte Optiker zur Begründung und näheren 

 Beschreibung der Einrichtung Folgendes. 



„Es ist keine Frage, dass der Umstand, dass das umgekehrte 

 Mikroskop nur als solches benutzt werden konnte, und dass es insoweit 

 wenigstens als nnvollkommen erschien, seinen mehr allgemeinen Ge- 

 brauch verhinderte, und wir hegen keinen Zweifel, dass dasselbe in der 

 Gestalt, wie wir es jetzt erblicken, bei der wir beide Formen verbinden 

 und jede mit einer so vollkommenen Ausrüstung versehen, wie sie bei 

 den neuereu Instrumenten verlangt wird , in gewissen Zweigen der 

 Mikroskopie ein Bedürfniss befriedigen, in anderen eine grosse Annehm- 

 lichkeit gewähren dürfte. Die vorliegende Form ist insbesondere für 

 chemische Untersuchungen eingerichtet, bei denen die Krystalle in ihrer 

 natürlichen Lage, in der sie in der Flüssigkeit sich befinden, studirt 

 werden können, während der Kopf des Beobachters hinreichend von 

 dem Objecttische entfernt bleibt, nm keine Dämpfe einzuathmen. Ausser- 

 dem ist es werthvoU für die Beobachtung von Diatomeen und anderen 

 Objecteii im Wasser, welche scliwerer sind als dieses und infolgedessen 

 zu Boden sinken ; ebenso für feuchte histologische Präparate, welche an 

 der Oberfläche des Objectträgers anhaften und sich demgemäss in einer 

 Ebene befinden. Endlich erweist es sich als ein vorzügliches Präparir- 

 mikroskop, da es das Bild theil weise aufrichtet, bei irgend einer Ver- 

 gi'össerung keinerlei Hinderniss in der Handhabung bietet und zugleich 

 gestattet, das Object unmittelbar zu beobachten. 



