60 



Referate und Besprechungen. 



IV, 1. 



Das „Laboratorien-Mikroskop" ist in Figur 1 in seiner umgekehrten 

 Form dargestellt. Der Spiegelträger dreht sich an einer Achse in der 

 Ebene des Objecttisches, und es kann so der Spiegel an irgend eine 

 Stelle über oder unter derselben gebracht werden. Spiegel und Be- 

 leuchtungsapparat sind auf dem Spiegelträger beweglich und feststellbar. 

 Letzterer besitzt eine drehbare Blendungsscheibe und ist derart an 



einem Zapfen befestigt, dass er in die optische Achse gebracht und aus 

 derselben entfernt werden kann, so dass der Polarisator eingesetzt und 

 jeder Zeit zum Gebrauch bereit sein mag. An einem Schlitten befindet 

 sich der Arm, an dessen unterer Seite der Prismenkasten befestigt wird, 

 auf dessen wagerechter oberer Seite sich das Ansatzstück nebst einem 

 besondern Adapter für die stärkeren Objective befindet, während an der 

 abgeschrägten Seite eine Mutterschraube vorhanden ist, um das Rohr 

 aufzunehmen. 



Um das Instrument in ein aufrechtes Mikroskop (Figur 2) umzu- 

 wandeln, wird die Röhre abgeschraubt, der Schraubenkopf an der 

 Vorderseite des Armes gelockert, der hierdurch frei gewordene Prismeu- 

 kasten entfernt und endlich der Arm um seine Axe aus der Stellung 

 zwischen den beiden Standpfeilern nach oben gedreht. Das Rohr wird 

 hierauf an der entgegengesetzten Seite des Ansatzstückes befestigt, die 

 Federklammern umgesetzt, und das Ganze ist zum Gebrauch fertig. 



