(54 Referate und Besprechungen. IV, 1. 



Dufet, H., Sur im noiiveau microscope polarisant. (Bull. 

 Soc. Frau?, de Mineral, t. IX, 1886, p. 275—281.) 



Die bisherigen Methoden zur Messung des Winkels der optischen 

 Axen unter dem Mikroskop beruhen im wesentliclien auf Messung des 

 Abstandes der Hyperbelpole mittels des Ocularmikrometers. Zur Er- 

 zielung genauerer Resultate schlägt der Verf. den im Nachfolgenden 

 beschriebenen Apparat vor, der auch zu einigen anderen Zwecken zu 

 dienen vermag. 



Wie Figur 1 zeigt, empfängt eine Krystalllamelle G ein Bündel 

 polarisirten Lichtes in P, deren Strahlen durch das Objectiv H gehend 



in ihrem Brennpunkt ein reelles Bild der isochromatischen Curven 

 liefern. Dieselben werden mittels eines Mikroskopes, welches aus dem 

 Objectiv -7 und dem Mikrometerocular r besteht, mitersucht. Der Analy- 

 sator befindet sich in A. Die Einstellung geschieht durch eine Ver- 

 schiebung des Objectivs J. Trotz des kleinen Gesichtsfeldes beobachtet 

 man auf diese Weise sehr deutlich die Hyperbeln sowie die Lemniscaten. 

 Der Apparat zur Erzielung convergenten Lichtes besteht aus einem Ob- 

 jectiv E^ vor dem sich ein Nicol befindet. Zur Untersuchung einer 

 Lamelle benutzt man entweder weisses oder monochromatisches, z. B. 

 durch eine Natriumflamme erzeugtes Licht. Um mit Strahlen ver- 

 schiedener Brechbarkeit arbeiten zu können, benutzt der Verf. ein 

 Spectroskop a vision directe. Das CoUiniator-Rohr B mit dem Spalt f 

 wird mittels einer Mikrometerschraube F, welche an ihrem Kopf mit 

 einer Trommel T versehen ist, bewegt. Nachdem die einfallenden 

 Lichtstrahlen die Linse l und das Prisma C passirt haben, bilden die- 

 selben im Brennpunkt des Objectivs E ein reelles Bild. In Anbetracht 

 dessen , dass das Ocularsystem auf unendlich eingestellt ist , gewahrt 

 man deutlich das Spectrum. Die Lemniscaten werden demnach auf das 

 Spectrum projicirt, und indem man nun die Mikrometerschraube V be- 

 wegt und dadurch den Spalt verschiebt, können die verschiedenen 

 Farben des Spectrums successive in das Gesichtsfeld geführt werden. 

 Eine Eintheilung der Trommel gestattet die Wellenlängen abzulesen. 

 Auf diese Weise kann man eine continuirliche Messungsreihe erhalten. 



