IV, 1. 



Referate und Besprechungen. 



65 



Der ganze Apparat ist in Fi-ur 2 in '/ö ^^ei' natürliclieii Grösse 

 dargestellt. Auf der Platte P eines niedrigen Dreifiisses erheben sich 

 zwei Säulen ;S', S und auf diesen ruht ein Nouius N mit drehbarem 

 Limbus, welcher eine Ablesung auf 20" gestattet '. Mit diesen beiden 



Kreisen ist ein Krystallträger K, sowie eine Centrir- und Justirvorrichtuug 

 verbunden. Am unteren Ende befindet sich zwisclien einer Pincette das 

 Krystallblättchen. Jede der beiden Säulen enthält eine Durchbohrung, 

 in welche die oben beschriebenen optischen Apparate eingeschoben 

 werden. Die Messung der Axenwinkel geschieht in derselben Weise wie 

 bei den gebräuchlichen Axenwinkelapparaten. Soll der Axenwinkel in 

 Oel oder in höherer Temperatur gemessen werden , so kann auf dem 

 Tischchen t ein Oelgefäss oder ein metallenes Luftbad angebracht 

 werden. 



') Eine Genauigkeit auf 20" wird natürlich bei derartigen mikroskopischen 

 Messungen nie erreicht. [Ref.] 



Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. IV, 1. 5 



