Q(j Referate und Besprechungen. IV, 1. 



Das Instrument gestattet ferner eine Bestimmung des Brechungs- 

 exponenten mittels der Methode durch Totalreflexion. Zu diesem Zwecke 

 wird der ganze spectroskopische Apparat ausgeschaltet und an dem 

 Krystallträger K statt der Pincette , eine andere mit zwei Prismen be- 

 stehende Pincette (Figur 2 oben) angebracht. Diese beiden Prismen sind 

 aus Flintglas von hohem Brechungsindex (r7G7) angefertigt. Das eine 

 derselben ist fest, während das andere um eine horizontale Axe drehbar 

 ist. Vermittels einer Feder wird ein Blättchen mit parallelen Flächen, 

 unabhängig von der Dicke desselben, stets von beiden Prismen gefasst. 

 Zwischen der Lamelle und dem fixen Prisma wird eine starkbrechende 

 Flüssigkeit z. B. a-Bromnaphtalin gebracht. Als Lichtquelle dient eine 

 Natriumflamrae, deren Licht durch eine matte Glasscheibe in diffuses 

 verwandelt wird. Im übrigen verfährt man wie bei dem Totalreflecto- 

 meter von Kohleausch •. Endlich kann dieses Mikroskop, welches von 

 E. DucEETET & CiE. In Paris geliefert wird, auch als Reflexions-Gonio- 

 meter benutzt werden. Prof. Ä. Wichmann (Utrecht). 



Schröder, H., Aheens' neues Polarisationsprisma (Zeitschr. 



f. Instrumentenk. Bd. VI, 1886, H. 9, p. 310; cfr. Journ. R. 



Microsc. Soc, 1887, pt. 1, p, 152). 

 Das in dieser Zeitschrift (Bd. III, 1886, p. 499) beschriebene 

 Prisma soll nach IL Schröder eine Vervollkommnung erfahren, wenn 

 die Trennungsflächen statt mit Canadabalsam mit Leinölfirniss verkittet 

 werden, indem sich dabei die Flächen in mehr entsprechenden Winkeln 

 scheiden lassen. Da das gedachte Kittmittel indessen nicht sehr fest- 

 haftend ist, so müssen die Theilstücke des Prismas während der Be- 

 arbeitung, d. h. Avährend des Schneidens und Polirens vorläufig mit 

 Canadabalsam verbunden werden, welcher schliesslich entfernt und 

 durch den Leinölfirniss ersetzt wird. Dr. L. Dippel. 



Turnbull's improved slidiug nose-piece and adapter. 



(The Edinb. Naturalists Field. Club vol. 1, 1885—86, p. 335; 



cfr. Journ. R. Microsc. Soc, 1887, pt. 2, p. 295.) 

 Der Erfinder beschreibt seinen von der Schottischen Gesellschaft für 

 Kunst mit einer silbernen Medaille belohnten Apparat in folgender 

 Weise: Der Apparat besteht im wesentlichen aus einem kleinen Stirn- 

 stück, welches sich in das Ansatzgewinde des Mikroskopes einschrauben 

 lässt (s. umstehende Figur, oben). Auf der Vorderseite besitzt es zwei 



») Cfr. diese Zeitschr. Bd I, 1884, p. 308. 



