Band IV. Heft 3. 



Mittlieilungen aus der Werkstatt von Carl Zeiss 



in Jena. 



Von 



Dr. S. Czapski 



in Jena. 



Hierzu 4 Holzsclinitte. 



1. Das neue Zeiss'sche Stativ IIa. 



Dasselbe ist in Figur 1 (p. 291) abgebildet und steht in den 

 Formen und Dimensionen dem Stativ II am nächsten, weist gegen das- 

 selbe jedoch folgende Modificationen auf: 



Zunächst ist es mit der neuen Mikrometerbewegung versehen, 

 die in dieser Zeitschrift ' des Näheren beschrieben ist. Ferner ist der 

 Oberkörper des Stativs (Prisma mit Tubus) nicht um die optische Axe 

 drehbar wie bei Stativ II, sondern es ist dafür eine Ilartgummi- 

 scheibe auf dem Objecttische drehbar angebracht. Dieselbe ist durch 

 zwei Schrauben mit Federgegendrnck (deren eine in der Zeichnung — 

 gleich unter dem Köpfchen der rechten Feder-Klammer — sichtbar ist) 

 centrirbar. Der Spielraum der Bewegung dieser Centrirschranben 

 ist gross genug um für starke Vergrösserungen einen besonderen be- 

 weglichen Object tisch zu ersetzen. Die Tischgrösse genügt 

 für Culturplatten. 



Der AßBE'sche Beleuchtungsapparat, durch Zahn und Trieb in der 

 optischen Achse beweglich, ist mit einer Irisblendung versehen, 

 welche eine stetige Veränderung der Blendungsöffnung während der 



1) Diese Zeitsclir. Bd. III, 188(3, p. 207, 



Zeitsclir. f. wiss, Mikroskopie. IV, 3, U 



