IV, 3. Vinassa: Beiträge zur pharmakognostiscben Mikroskopie, 



297 



nöthig ist, da das Gelingen von Schnitten viel weniger vom Neigungs- 

 winkel , Avelchen Messer und Object bilden , abhängt , als vielmehr von 

 der tadellosen Schärfe der Schneide selbst. Um aber dennoch diesem 



Wunsche gerecht zu werden, 



wurden folgende Abänderungen vorge- 



nommen , und werden bei Bestellungen auf Verlangen auch beide aus- 

 geführt. An Stelle der früheren Ilaftplatten de (Figur 3 der letzten 

 Arbeit) wurde je ein ca. 1 '/> cm dicker Eisenblock (d) mit cylindrischer 



Durchbohrung au das untere Ende der Flilgelschrauben e angeschmiedet. 

 Die Messerhefte, welche nunmehr gleich lang und cylindrisch gearbeitet 

 sind, werden in diese Durchbohrungen gesteckt, und mittels kleiner 

 Kopfschrauben F, welche senkrecht auf die Hefte stosseu , angepresst. 

 So ist es möglich, dem Messer jede gewünschte Neigung zum Objecte 

 zu geben. Man erfährt die Grösse des Neigungswinkels mittels eines 

 Zeigers , welcher an das eine Ende des Messerheftes befestigt werden 



