298 Vinassa: Beiträge zur pbarmakognostischen Mikroskopie. IV, 3. 



kanu und auf einem Transportern' die Anzahl der Grade anzeigt. Wird 

 es nöthig , das Messer abzuziehen oder zu schleifen , was bei pharma- 

 kognostischen Objecten möglichst häufig geschehen soll, so bedient man 

 sich eines Griffes, wie er aus nebenstehender Figur 3 ersichtlich ist. 



Fragen wir uns nun, ob durch die neue Construction die erzielten 

 Vortheile wirklich so gross seien , dass sie die neu erwachsenden Nach- 

 theile weit übersteigen, so muss 

 die Frage entschieden verneint 

 werden. 



Vor allem ist zu bedenken, 

 3. dass dieses Mikrotom lediglich 



den Zweck hat, härtere Objecte 

 zu zerlegen; so liegt es in der Natur der Sache, dass die Messer viel rascher 

 abgenützt, also öfter abgezogen werden müssen, als diejenigen, welche 

 sehr zarte Gewebetheile zu schneiden bestimmt sind. War es bei der 

 frühern Construction behufs Befestigung des Messers nur nöthig, die Flügel- 

 schrauben zu lüften , das Messer über die Haftplatten zu schieben und 

 die erstem wieder anzuziehen, so müssen bei den drehbaren Messern 

 die beiden Klammen ganz ausgeschraubt, die Hefte in die Durch- 

 bohrungen gesteckt und wieder am Schlitten befestigt werden ; hierauf 

 erst kann die Fixirung der Neigung und Stellung des Messers stattfinden. 

 Hierdurch entsteht, wie leicht einzusehen ist, ein bedeutender Zeitverlust ; 

 es kommen aber auch viel häufiger Verwundungen des Arbeiters oder 

 Lädirungen der Schneide durch Umkippen des Messers vor. 



Ich bin deshalb der festen Ueberzeugung, dass bei einem pharma- 

 kognostischen Mikrotom eine drehbare Klinge von keinem sehr grossen 

 Nutzen sein kann ; mit circa 2 Ersatz - Messern von eventuell verschie- 

 dener Neigung wird man stets viel ausgiebiger arbeiten können als 

 mit einem drehbaren. Es ist aber der Anfertigung der Messer die 

 grösste Aufmerksamkeit zu schenken, und werden die neueren alle 

 nach dem Härten in Thran angelassen, um nicht nur eine harte, sondern 

 auch eine möglichst zähe und widerstandsfähige Klinge zu erzielen. 



Da das Gelingen der Schnitte lediglich von der 



^^jp^-\ Schneide abhängt, betone ich nochmals, dass dieselbe 



/um — ::^^^^^^^ vollkommen scaipellartig geschliften sein muss; sie 



j^ darf auf den Fingernagel gedrückt, absolut keine Ver- 



biegung zeigen. Für ganz harte Objecte, dichte 



Hölzer und Rinden, Hess ich die Klinge, bei gleicher Drehung um die 



Längsaxe, nach Art eines Hobeleisens (Figur 4) schleifen, und bin 



