306 Schieff er (lecker: Ausstellung in Wiesbaden. IV, 3. 



wurde, ist fortgefallen. Ich kann das nur als diirchans richtig aner- 

 kennen, denn eine Schiene, gegen welche von unten her eine an dem 

 Messerschlitteu befestigte Feder drückt, erhöht allerdings den Wider- 

 stand des Schlittens in derselben Weise, als wenn ich diesen um ein 

 Bestimmtes schwerer mache, sie hat aber dem letzteren Verfahren gegen- 

 über den grossen Nachtheil, dass sie einmal durch die beiden an ihr 

 schleifenden Punkte die Reibung vermehrt und zweitens eine nicht con- 

 staute Grösse einführt, da jede Feder sich verändert, so dass auch 

 Reguliruugsschrauben sich vernothwendigen. Die einfache Vermehrung 

 des Gewichtes des Schlittens dürfte die sicherste und einfachste Art sein, 

 dem W^iderstande die gewünschte Grösse zu geben , und nur in dem 

 Falle, dass diese letztere bei einer bestimmten Grösse des Schlittens 

 das dem gegebenen Räume nach mögliche Maximum erreicht hat, ohne 

 den gewünschten Zweck zu erreichen, dürfte der Federdruck als weiterer 

 Nothbehelf anzuwenden sein. 



Was die Einrichtung der Präparatenklemme anlangt, so erscheinen 

 hier die von Jung und Becker ausgestellten als die vollkommensten, 

 ebenso wie auch die Vorrichtungen zum Heben des Präparates. 



Alle genannten Aussteller haben dann dem Bedürfnisse Rechnung 

 getragen unter Flüssigkeit zu schneiden. Bei den Instrumenten von 

 Schanze und Miehe wird das eigentliche Mikrotom umgelegt, um einen 

 rechten W^inkel gedreht, so dass das vorher horizontal stehende Messer 

 nun senkrecht steht. Dasselbe taucht in Folge dessen sammt dem Prä- 

 parate in eine Wanne, die um etwas gehoben wird. Die Schnitte werden 

 mm allerdings unter Flüssigkeit gemacht, aber auch zugleich iu einer 

 so unhandlichen Stellung des Instrumentes, dass mau weder das Präparat 

 beobachten kann, noch den einzelnen Schnitt ohne grössere Schwierig- 

 keit herausfischen kann. Dadurch wird denn nun aber der Vortheil des 

 Schneidens unter Flüssigkeit eigentlich illusorisch , da es doch bei 

 feuchten Präparaten sehr oft darauf ankommt, die Configuration der 

 Schuitttläche genau zu beobachten und die einzelneu Schnitte der Reihe 

 nach zu ordnen. Jung erreicht die Herstellung eines Tauchmikrotoms 

 einfach dadurch, dass er sein ganzes Instrument in eine Blechwanne 

 setzt. So primitiv diese Vorrichtung ist, so würde ich sie, glaube ich, 

 doch noch der ScHANZE-MiEHE'schen vorziehen, aber jedenfalls ist sie 

 auch noch äusserst unvollkommen und garnicht zu vergleichen mit der 

 von Becker theilweise nach Angaben von J. Ost construirten. Bei 

 dieser wird statt der gewöhnlichen Klemme ein die Klemme enthalten- 

 der Cylinder eingespannt, der mit einer horizontalliegenden flachen 

 Blechwanue durch einen Gummischlauch verbunden ist. In der Wanne 



