308 Schiefferdecker: Ausstellung in Wiesbaden. IV, 3. 



die über Rollen nach einer Kurbel hinläuft , bewegt wird. Vermittels 

 dieser Kurbel wird dann auch die automatische Hebung des Präparates 

 bewirkt. Diese Art der Verschiebung erscheint als die praktischste, 

 zumal dieselbe bei Instrumenten aller Grössen Anwendung finden kann. 

 Dieselbe erfordert nur eine einmalige Drehung der Kurbel, um eine 

 Verschiebung um die ganze Länge des Schlittens herbeizuführen und 

 erlaubt eine ganz beliebige Schnelligkeit der Bewegung mit grosser 

 Sicherheit und Gleichmässigkeit auszuführen, da der Hebel des Kurbel- 

 grifts der bewegenden Hand eine bedeutende Kraft verleiht. Eine ähn- 

 liche Einrichtung scheint auch Jung seinem Verzeichnisse nach unter 

 Umständen anzubringen, ausgestellt hatte er kein derartiges Instrument. 

 Dieser Einrichtung am nächsten in Bezug auf praktischen Werth dürfte 

 dann die Hebelbewegung von Miehe stehen. 



Nach meinen Erfahrungen ist eine gute mechanische Messerführung 

 zweifellos der Bewegung direct durch die Hand vorzuziehen. Einmal 

 ist sie bequemer, dann vermeidet man aber zweitens namentlich jeden 

 Druck auf den Schlitten und hat drittens die Fähigkeit eine sehr lang- 

 same und gleichmässige Bewegung des Messers zu bewirken, was 

 namentlich auch wieder bei schräger Messerstelluug und umfangreichen 

 Präparaten von ausserordentlicher Wichtigkeit sein kann. 



Ausser diesen in ihrer Grundform einander ähnlichen Instrumenten 

 hatte Thate (Berlin) ein in seiner Form durchaus originelles Instrument 

 ausgestellt. Die Basis bildet ein niedriger breiter Dreifuss, welcher drei 

 Säulen trägt. Zwischen den obern Enden von zweien dieser läuft eine 

 platte eiserne Schiene hin, welche ein Stück eines Kreisumfanges dar- 

 stellt, deren Radius durch die Entfernung der freien Säule von den 

 anderen gebildet wird. Entsprechend diesem Radius läuft ein Metall- 

 balken von der centralen Säule nach der Schiene. Das centrale Ende 

 ruht in einer Kugel auf der Säule und dient als Achse, das periphere 

 Ende schleift mit zwei Punkten auf der Schiene. An diesem Arm hängt 

 in einem Metallrahmen das Messer, welches wohl an beiden Enden be- 

 festigt ist, aber doch um seine Längsachse gedreht werden kann, um 

 ihm eine beliebige Neigung zu geben. Die Schrägstellung des Messers 

 wird mit der Hand bewirkt, indem man eine Schraube lüftet, die den 

 Rahmen an den Arm befestigt. Der Präparatenhalter, welcher das 

 Flüssigkeitsbecken trägt, wird auf schräg ansteigender Bahn durch 

 Mikrometerschraube bewegt. 



Das Princip dieses Mikrotoms scheint mir in keiner Weise einen 

 Vorzug zu verdienen gegenüber den anderen Schlittenmikrotomen. Eine 

 Sehlittenbewegung ist hier ebenfalls vorhanden, aber in möglichst un- 



