IV, 3. Schiefferdeckcr: Aiisstellimg in Wiesbaden. 315 



hervor; von einer genaueren Durchsicht oder sogar Prüfung des ge- 

 botenen konnte niclit die Rede sein, zumal was den optischen Theil der 

 Instrumente anlangte. Von diesem werde ich daher im Folgenden auch 

 durchaus absehen. 



Ich will nur kurz erwähnen, dass Zeiss eine vollständige Reihe 

 seiner Apochromate ausgestellt hatte. Ausser ihm hatten nur Powell 

 AND Lealaxd ein Apochromat ausgestellt, welches speciell für künst- 

 liche Beleuchtung construirt war. Oelimmersionen waren von einer 

 grösseren Anzahl von Ausstellern vorhanden. Winkel hatte Trocken- 

 systeme von sehr grossen Aperturen mitgebracht. 



Interessant war der Unterschied in der ganzen Form und Construction 

 zwischen den englischen und deutschen Stativen. Jene fast alle mit mächtig 

 langen Tuben, zum grossen Tlieil biuocular, ganz von glänzendem 

 Messing mit theilweise sehr umfangreichen Fussgestellen, die Tuben 

 zum Schrägstellen (und auch gewöhnlich so aufgestellt), diese unschein- 

 barer, niedriger, keines binocular, der Fuss schwer und relativ klein, 

 mit senkrechter Tubusstellung (selbstverständlich auch zum Umlegen 

 eingerichtet). So repräsentirte England mehr den mikroskopischen 

 Luxus, Deutschland mehr die gelehrte Arbeit. Was die feinere Aus- 

 führung der Stative anlangte, so war Deutschland in seinen besten 

 Vertretern England wenigstens ebenbürtig. Selbstverständlich hatten 

 übrigens die Engländer auch ein Paar kleinere, einfachere Instrumente 

 ausgestellt, welche den deutschen in ihrer Form ähnelten. 



Von mikroskopischen Nebenapparaten schienen folgende besonders 

 erwähnenswerth. 



Zunächst die Irisblende, die bei einer Anzahl verschiedener 

 Instrumente vorhanden war. Dieselbe entspricht dem unleugbaren Be- 

 dürfnisse ohne Zeitverlust und Mühe eine in dem gegebenen Falle gerade 

 passende Blendötfnung sich zu verschaffen. 



Die in einem Metallrahmen eingeschlossene aus einer Anzahl sichel- 

 förmiger übereinandergreifender geschwärzter dünner Metallplatten be- 

 stehende Blende bildet durch Schieben an einem vorstehenden Knopfe 

 eine engere oder weitere Oeftnung von ziemlich kreisförmiger Gestalt. 

 (Vergl. die Beschreibung und Abbildung derselben in diesem Hefte.) 

 Dieselbe wird am besten besten bei dem AnBE'schen Beleuchtuugs- 

 apparate verwandt. Ohne Condensor, am Objecttische angebracht, stellt 

 sie eine veränderliche Scheibenblende dar, die etwas unterhalb der 

 Ebene des Objecttisches liegt. Diese Blende erscheint in Verbindung 

 mit dem Condensor so praktisch , dass sie in dieser Form wohl allge- 

 meinere Verbreitung finden wird , ohne den Condensor könnte sie wohl 



