IV, 3. Schiefferdeckex': Ausstellung in Wiesbaden. 317 



dem Rahmen eine sehr sichere sein muss und drittens der Objectrahmen 

 immer wieder genau in derselben Stellung an dem Objecttische sieh mit 

 leichter Mühe befestigen lassen muss. In Folge dessen sind soviel 

 Fehlerquellen vorhanden, dass es kaum möglich erscheint , allen diesen 

 dreien Forderungen zu genügen. Auch solche Apparate liegen mehrere 

 aus, so von Klönne und Mlillek, Schmidt und Haensch, im wesent- 

 lichen gleich den in dieser Zeitschrift Bd. II, 1885, p. 564 f. be 

 sprochenen und abgebildeten Apparaten, ferner von Th, Ernst (Zürich), 

 welcher die von Gramer angegebene Grundform (vergl. diese Zeitschrift 

 Bd. III, 1886. p. 5), eine Modilication derselben nach Leitz, und eine 

 zweite nach G. Keller in Zürich ausgestellt hat, die letztere als „vor- 

 züglich zum Absuchen ganzer Objectträger geeignet" also nur den 

 sclion oben besprochenen Zweck erfüllend. Der Apparat von Gramer 

 setzt ein bestimmtes Mikroskop voraus an dessen Objecttisch er ange- 

 passt ist, auch muss die rechte Seite dieses Tisches eine Eintheilung 

 tragen. Die Verschiebung von hinten nach vorne ist eine Freihand- 

 verschiebnng , die von rechts nach links eine Schraubenverschiebung. 

 Gramer hat damit vorn herein darauf verzichtet, seinen Apparat an 

 einem beliebigen Mikroskope anbringen zu können. Dadurch ist die am 

 schwersten zu erfüllende jener drei Forderungen nahezu ausgeschlossen, 

 wenngleich auch hier bei dem Abnehmen und Wiederanbringen des 

 Apparates wohl Fehler entstehen können. Noch besser gewählt scheint 

 mir in dieser Hinsicht die Gonstruction des Finders von Zeiss zu sein. 

 Auch er genügt der dritten Forderung dadurch zunächst, dass ein be- 

 stimmtes Instrument nur für den Finder adaptirt ist, in dessen Object- 

 tisch ein flacher Gouus eingedreht ist , in welchem ein entsprechender 

 Gonus des Finders ruht. So bleibt nur noch die Forderung der 

 genauen Arbeit und die der genauen Einpassung des Objectträgers zu 

 erfüllen. Die erstere wird bei guten Instrumenten als selbstverständlich 

 vorausgesetzt, bei der zweiten sind wiederum insofern vernünftige Be- 

 schränkungen vorhanden , als der Objecttisch für zwei bestimmte For- 

 men von Objectträgern gearbeitet ist. Soll das Mikroskop ohne den 

 Finder benutzt werden, so ist eine ebenfalls mit Gonus versehene Platte 

 einzufügen. Um eine genügende Genauigkeit der Einstellung zu er- 

 reichen, erscheint es nothwendig, an dem Rande der Grundplatte des 

 Finders einen Strich anzubringen, der einem auf dem Objecttischrahmen 

 angebrachten entspricht, so dass man bei dem AViedereinsetzen des 

 Tisches immer genau dieselben Punkte wieder zusammenfallen lassen 

 kann. Der Rahmen selbst erlaubt zwei Verschiebungen mittels zweier 

 senkrecht auf einander stehender Schrauben. 



