31^ Schiefferdecker: Ausstellung in Wiesbaden. IV, 3. 



Will mau diese complicirteii Apparate uicbt anwenden , so bleibt 

 als ein „Finder" anderer Coustriiction der Markirapparat mit Diamant- 

 spitze von R. Winkel, der durch einen kleinen in das Deckglas ge- 

 zeichneten Kreis die gewählte Stelle bezeichnet. (Vergl. diese Zeitschrift 

 Bd. III., 1886, p. 461.) Dieser hat vor den vorigen den Vortheil der 

 Einfachheit der Handhabung und der Billigkeit, sowie den, dass er sich 

 an jedem Mikroskope anbringen lässt. Er setzt aber allerdings eine 

 gewisse Festigkeit des Prcäparates und der Befestigung des Deckglases 

 voraus, welche indes&en bei allen Balsampräparaten und vielen Glycerin- 

 präparaten vorhanden sein dürfte. 



Bezüglich zweier neuer Stative und eines Objectivwechslers mit 

 Schlittenfüliruug und Vorrichtung zum Centriren der Objective , alle 

 ausgestellt vou Zeiss, verweise ich auf die betreffenden ausführlicheren 

 Mittheilungen in diesem Hefte p. 289, 292, 293. 



Eine besondere Anpassung des Mikroskops an einen bestimmten 

 Zweck zeigt das Aquarium - Mikroskop nach F. E. Schulze, ausgestellt 

 von Klönne und Müller (Berlin). 



Dieses Instrument erscheint seiner ganzen Construction nach sehr 

 praktisch. Dasselbe besteht, wie die beistehende Abbildung lehrt, aus 

 drei getrennten Theileu: dem Mikroskop, dem Aquarium nebst Blend- 

 vorrichtung und dem Beleuchtungsapparat, einem Hohlspiegel. ■ — Das 

 Mikroskop. Der Mikroskoptubus ruht in wagerechter Stellung auf 

 einer kräftigen Säule mit drei Füssen. Derselbe kann nach drei Rich- 

 tungen durch Zahn und Trieb bewegt werden : in der Verticalen und 

 in der Richtung seiner Längenaxe durch Verschiebung in Hülsen, 

 horizontal, im rechten Winkel zu seiner Längenaxe durch Schlittenver- 

 schiebung. Der Zweck der ersten uud dritten Verschiebung ist, jeden 

 beliebigen Punkt der Aquarienwand in das Gesichtsfeld des Mikroskopes 

 zu bringen , der der zweiten die Einstellung des Mikroskopes auf das 

 gewählte Object zu bewirken. Das ganze Instrument ist vernickelt. — 

 Das Aquarium steht auf einer Säule mit schwerem rundem Fusse, 

 die beide vernickelt sind. Es besteht aus einem Rahmen von schwarz- 

 gebeiztem Messing von 1 cm Tiefe, 10 cm Höhe und Breite, unten und 

 an beiden Seiten geschlossen und vorn, hinten uud oben offen. In diesen 

 Rahmen kann eine entsprechend grosse Cüvette eingelassen werden, 

 deren Vorder- und Rückseite aus Deckglasplatten bestehen, die seitlich 

 und unten auf einen hufeisenförmigen, rechtwinkeligen Rahmen von Glas 

 aufgekittet sind, der 1 cm dick und breit ist. Die Cüvette ist oben 

 offen. Der Rahmen ist aus dem Grunde so breit gewählt worden, weil 

 die Thierchen sich sehr gerne in der Nähe der Seitenwände aufhalten, 



