320 Scliiefferdecker: Ausstellung in Wiesbaden. IV, 3. 



ständiger Abblendung aller übrigen Theile. — Der Spiegel ist ein 

 Hohlspiegel von 10 cm Durchmesser und 15 cm Brennweite. Derselbe 

 rnht in einem Kugelgelenk auf einem runden Messingfuss. Das Stativ 

 ist ebenfalls vernickelt. 



Eine weitere Anpassungsform ist das von Zeiss ausgestellte Mikro- 

 skop , welches mit dem auf seinem Objecttische befindlichen Pr.äparate 

 erwärmt werden kann, um eine möglichst genaue und gleichmässige 

 Temperatur zu erzielen. 



R. BRtTNKßE (Voigt und Hochgesang, Göttiugen) hatte Mikro- 

 skope nach Prof. Klein speciell für feinere mineralogisch-petrographische 

 Untersuchungen geeignet ausgestellt. 



Von Präparir-Mikroskopen resp. Lupen war nur wenig ausgestellt: 

 ein binoculares zusammengesetztes Präparir-Mikroskop nach Stephenson 

 mit bildumkehrendem Prisma und geneigtem Oberkörper, ausgestellt von 

 Lees Cukties (Loudou). Der Aussteller bemerkt dazu „Ermöglicht be- 

 quemes Präpariren in Flüssigkeit während des Sitzens, bei starker Ver- 

 grösserung. Ein Vortheil ist der grosse, stets horizontale Objecttisch". 

 In wieweit dieses Instrument optisch leistungsfähig war, konnte ich nicht 

 untersuchen, an dem Stativ fiel das Fehlen jeglicher Stützen für die 

 Hände auf, sowie der relativ hohe Unterbau. Ein zweites englisches 

 Präparirlupenstativ, wenn ich nicht irre von Beck, besass einen runden 

 Tisch, der auf Säulen ruhte, auch ziemlich hoch und ohne Stützen für 

 die Hände. An einer Seite des Tisches war an einer kleinen Säule die 

 bewegliche Lupe angebracht. Am praktischsten erschien an dem In- 

 strumente eine schwere kreisförmige, mattschwarze Glasplatte mit grosser 

 kreisförmiger Oeffnung, vermöge Avelcher mau das auf ihr ruhende Prä- 

 parat verschieben konnte ohne dass es deshalb beim Präpariren weniger 

 fest lag. 



Recht praktisch erschien eine von F. E. Schulze ausgestellte von 

 Westien (Rostock) auf seine Anregung hin construirte Doppelliipe, 

 welche ein körperliches Sehen des Gegenstandes erlaubte. Die Ver- 

 grösserungen waren 6 und 10. Jede Hälfte konnte für das Auge, ebenso 

 für die Entfernung der Augen von einander eingestellt werden. Die 

 Lupe war an einem festen Stativ angebracht, unter sie konnten auf 

 verschieden grossen und verschieden hellen Platten die Objecte gelegt 

 werden, die Entfernung der Lupe von dem Objecte war genügend, die 

 Helligkeit bedeutend. Dieselbe Doppellupe hatte auch als Corneallupe 

 (Vergrösserung lOfach) Verwendung gefunden und ward mit der nach 

 Angabe von v. Zehender constrnirten Moutirung von der Rostocker 

 Ophthalmologischeu Klinik ausgestellt worden. 



