322 Schief ferdecker: Ausstellung in Wiesbaden. IV, 3. 



R. Ganz (Zürich). Wie die kurze Bemerkung im Katalog besagte, hatte 

 dieser Apparat gegen früher Verbesserungen erhalten durch eine neu 

 construirte Sicherheitslampe für Petroleum , durch gute Beleuchtungs- 

 und Objectivlinsen. Herr Dreyfus rühmte den Apparat. Es waren zu 

 demselben gehörig noch ausgestellt: ein Opak - Ansatz zur Projection 

 undurchsiclitiger Bilder und Zeichnungen und undurchsichtiger kleiner 

 Objecto und ferner ein Mikroskop-Ansatz. Zu dem letzteren hatte Herr 

 Dbeyfus einen W^inkelspiegel construirt, um das Bild auf dem Tische zu 

 entwerfen und dasselbe so direct nachzeichnen zu können. Leider habe 

 ich den Apparat nicht in Thätigkeit gesehen. 



Es war ausser diesem noch ein „Projections-Mikroskop für Kalk- 

 liclit, mit den neuesten Verbesserungen nach Lewis Wright, auch mit 

 dem neuen Polarisationsapparat für petrologische Arbeiten versehen" 

 von Newton and Co. (London) ausgestellt. Es wäre sehr zu wünschen 

 gewesen , dass dieses Instrument demonstrirt worden wäre. Denn was 

 in dem Bericht in den Proceedings of the Royal Microscopical Society, 

 1884, p. 1006 über dasselbe mitgetheilt wird , lässt es als etwas ganz 

 ungemein Gutes erscheinen, und wie der Katalog angiebt, ist das Instru- 

 ment seit jener Zeit noch wesentlich verbessert worden. Ein wirklich 

 guter Projections-Apparat ist aber direct ein Bedürfniss, und das sonst 

 bis jetzt Erreichte kann immer noch ganz gut übertroffen werden. 



An diese Projectious- Apparate schliessen sich unmittelbar an die 

 photographischen. Schmidt und Haensch hatten einen Apparat mit 

 Zirkonlicht ausgestellt, Klönne und Miilleii einen anderen für ver- 

 schiedene Beleuchtungen. Mit diesem Apparate hatte Herr Dr. Neu- 

 HAuss (Berlin) sehr schöne Photographien angefertigt (mit ZEiss'schen 

 Linsen), welche ebenfalls ausgestellt waren. Der theuerste, aber auch 

 grösste und, soweit man urtheilen konnte, am vollständigsten eingerichtete 

 Apparat war der von Zeiss ausgestellte, welcher auch als Projections- 

 apparat Verwendung finden konnte. Derselbe war zunächst für elek- 

 trisches Licht und Sonnenlicht eingerichtet. Zwischen die elektrische 

 Lampe und dem Mikroskop waren eine als nächste Lichtquelle dienende, 

 durch kreisförmige Blenden in ihrer W^irkung zu regulirende matte Glas- 

 scheibe und Lichtfilter eingeschaltet, das Mikroskop selbst mit Apochro- 

 maten, Projectiousocularen, AnBfi'schem Beleuchtungsapparat und Iris- 

 blendung versehen. Die sehr lauge Balgcamera war zunächst auf Be- 

 nutzung in horizontaler Lage eingerichtet, doch konnte auch ein Ab- 

 schnitt derselben in senkrechter Stellung benutzt werden, in welchem 

 Falle das für gewöhnlich umgelegte und auf der allen genannten Theilen 

 gemeinsamen Bank ruhende Mikroskop auf einen dazu einzuschaltenden 



