340 ' Kleinere Mittheilungen. 1V,3. 



Kleinere Mittlieilungen. 



Ein Tauchmikrotom. 



Von 

 Dr. P. Schiefferdecker, 



Prosector in Göttiiigen. 



Hierzu ein Holzschnitt. 



Im dritten Bande dieser Zeitschrift p. 151 n. folg. habe ich ein Mikrotom 

 beschrieben, welches Herr Aug. Beckee in Göttiugen, theilweise unter 

 meiner Mitwirkung, coustruirt hatte. Ich erwähnte damals bereits, dass 

 dem Mikrotom eine Vorrichtung zum Schneiden unter Alkohol, sowie eine 

 solche zur Hebung des Messerschlittens und zu automatischer Hebung des 

 Präparats beigefügt werden könnten. Inzwischen hat das damals be- 

 schriebene Mikrotom in Folge von fortdauernden praktischen Versuchen 

 mannigfache Verbesserungen erfahren, wenngleich das Princip unver- 

 ändert geblieben ist. Der Winkel der Schlittenbahn, die Schwere des 

 Schlittens sind günstiger geworden. Ein eventuell mögliches Gleiten der 

 Schnur auf dem Rade ist ausgeschlossen worden, der Handgriff kann in 

 eine beliebige günstige Stellung gebracht werden. Beim Herausheben des 

 Schlittens kann die Schnur derartig befestigt werden, dass sie durchaus 

 in der richtigen Lage bleibt. Ein eventuelles Ausbiegen der Metalltheile 

 bei sehr widerstandsfähigen Präparaten ist ausgeschlossen worden , der 

 Bügel, welcher das Messer vor Durchbiegung zu schützen bestimmt ist, 

 hat bessere Verhältnisse einhalten und ist so eingerichtet worden, dass 

 der Druck auf das Messer ein möglichst geringer ist, kurz eine Menge 

 kleiner, aber doch nicht unwesentlicher Verbesserungen haben Platz 

 gegriffen. Als besonders wesentlichen Fortschritt erachte ich aber die 

 Messerhebung, die automatische Verschiebung und für alle feuchten 

 Präparate die Tauchvorrichtung. Ein mit diesen Vorrichtungen ver- 



