342 Kleinere Mittheilungen. IV, 3. 



selienes Instrument stellt die nach einer Photographie angefertigte Ab- 

 bildung dar. 



Die Vorrichtung zur Hebung des Messers ist hier nicht zu sehen, 

 sie wird durch die Wanne verdeckt. Auf eine sehr einfache Weise 

 wird der ganze Messerschlitten mit dem Messer um eine beliebig zu re- 

 gulirende Einheit gehoben, sobald durch die Kurbeldrehung der Messer- 

 schlitten rückwärts gezogen wird. Da das Heben des Messers sowohl 

 bei Paraffinpräparaten als bei feuchten Präparaten von Nutzen ist, man 

 aber bei jenen in der Regel den Messerschlitten nur um eine geringere 

 Strecke verschiebt als bei diesen, so ist die Hebevorrichtung so einge- 

 richtet, dass an einer beliebigen, vorher bestimmbaren Stelle der 

 Schlittenbahn durch eine leicht auszuführende Einstellung die Hebung 

 des Messerschlittens eintritt. 



Ebenso einfach und praktisch als die vorige ist die Vorrichtung zu 

 automatischer Einstellung des Präparats, resp. der die Präparatenklemme 

 hebenden Mikrometerschraube. Durch ein Gestänge, welches wiederum 

 durch die Kurbel bewegt wird, wird ein die Mikrometerschraube beein- 

 flussendes Zahnrad in Bewegung gesetzt. In diesem Gestänge be- 

 findet sich eine Vorrichtung, die auf einer kleinen Platte angegebenen 

 verschiedenen Hebuugsgrössen durch eine Verschiebung einstellen zu 

 können. Es sind solcher Grössen gewählt: ^oo? %oo etc. bis 

 ^%oo mm als für die meisten Fälle ausreichend, sollen beliebige andere 

 Grössen gewählt werden, so kann die automatische Vorrichtung ausge- 

 schaltet und die Hebung des Präparates durch die Drehung der Theil- 

 scheibe der Mikrometerschraube mit der Hand bewirkt werden. Selbst- 

 verständlich kann auf Wunsch statt der Nenner obiger Brüche von 200 

 auch ein beliebiger anderer Nenner gegeben werden. Diese Vorrichtung 

 zur automatischen Verschiebung ist nothwendig mit derjenigen zur 

 Hebung des Messers verbunden, während diese letztere auch für sich 

 angebracht werden kann. 



Diese Vorrichtung zur automatischen Bewegung der Mikrometer- 

 schraube hat Veranlassung gegeben eine neue „Anschlagvorrichtung" zu 

 construiren , welche bei solchen Instrumenten , die keine automatische 

 Einstellung besitzen , die „Einschnappvorrichtung" ersetzt und mehr 

 leistet als diese. 



Was endlich die Tauchvorrichtung (theilweise nach Angaben von 

 J. Ost) anlaugt, so ist sie ebenso einfach wie zweckmässig. Eine viereckige 

 platte und flache Wanne, welche auf der Abbildung deutlich hervor- 

 tritt, dient als Reservoir für den Alkohol. An der Stelle der Präparaten- 

 klemme befindet sich in dem Boden der Wanne ein kreisförmiges Loch. 



