358 Referate und Besprechungen. IV, 3. 



nicht gebraucht wird, mittels Charuiers zur Seite gedreht werden kann, 

 gleitet ein Arm, welcher am vorderen Ende zu einem Ring umgebogen 

 ist, um eine Uhrmacher-Lupe aufzunehmen. Das zu zerlegende oder 

 zu ordnende Object, wird auf die Glasplatte gebracht und das Licht 

 mittels des Spiegels aufwärts und durch beide letzteren geworfen, um 

 die feinen Einzelheiten des zu bearbeitenden Präparates sichtbar zu 

 machen. Die Vorrichtung ist allerdings höchst primitiver Natur, mag 

 indessen mangels einer besseren und kostspieligeren in gewissem Um- 

 fange ihrem Zwecke entsprechen. Br. L. Bippel. 



Bausch and Lome Optical Co. 's mechanical stages (Journ. R. 



Microsc. Soc. 1887, pt. 4, p. 650). 



Diese beweglichen Objecttische, welche in der Form des Object- 



tisches entsprechender Abänderung wohl auch bei uns Eingang finden 



könnten, werden in zwei Formen angefertigt. Der eine (Figur 1) (für 



1. 



das „Concentric"- und „Professional"-Microscope der Firma bestimmte) 

 besitzt etwa 112 mm {^%" engl.) Durchmesser, und ist derselbe bei 

 einer so geringen Dicke, dass er noch sehr schiefe Beleuchtung gestattet, 

 doch hinreichend fest. Die Bewegungen sind innerhalb des Tisch- 

 umfanges angebracht, so dass er einen vollen Umgang beschreiben kann. 

 Die aufeinander senkrechten Bewegungen sind zart und werden mittels 

 zweier geränderter Schraubenknöpfe vermittelt, welche über einander 

 stehen (sogenannte Tureilform). Der obere Theil des Tisches besteht 

 aus geschliffenem schwarzem Glas und der Rand ist gerändelt, versilbert 

 und in ganze Grade eingetheilt. 



Der andere (Figur 2) kann an jedem beliebigen Mikroskope an- 

 gebracht werden, welches einen Objecttisch von etwa 90mm (31/2" 



