360 Referate und Besprechungen. IV, 3. 



skopikers zu genügen. Mit einem Objectiv von 12*5 mm und 70" bis 

 80" OefFnung (0*60 bis 0*65 num. Apertur) und einem Ocular C wird 

 z. B. Pleurosigma angulatum „punktirt" gesehen. 



Als zusammengesetzter Condensor verwendet, besitzt er hohe Vor- 

 theile vor den gewöhnlich im Gebrauch befindlichen Vorrichtungen. 

 Für Dunkelfeldbeleuchtung lässt er nichts zu wünschen übrig, indem er 

 sich leicht mit Objectiven von 75 mm bis 12"5 mm Brennweite und 

 40" Oeffnung (0"40 num. Apertur) und bei Vergrösserung der Central- 

 blendung mit Objectiven bis 100 mm Brennweite verwenden lässt. Mit 

 einem Objectiv von 6*25 mm (^4^' engl.) gewährt er binoculare Bilder, 

 indem er beiden Sehfeldern des Binocular - Mikroskopes hinreichendes 

 Licht zuführt; von da ab findet sich — wie bemerkt werden mag — 

 natürlich keine Schwierigkeit, beide Felder bei allen schwächeren 

 Systemen zu beleuchten. Bei Verbindung beider Linsen ergiebt sich 

 eine Oeffnung von 110" (etwa 0'82 num. Apertur), und kann in Ver- 

 bindung mit einer passenden Centralblende bei Verwendung eines Ob- 

 jectives von 6'25 mm Brennweite und 100" Oeffnung (0*77 num. Aper- 

 tur), sowie von Objectiven von längerer und bis zu 25 mm Brenn- 

 weite Dunkelfeldbeleuchtung erzielt worden. Beim Gebrauche von 

 Blendungen mit einer oder mehreren seitlichen Oeffnungen gewährt er 

 ein einseitiges oder mehrere gleichweit voneinander abstehende Licht- 

 büschel von beträchtlicher Neigung. 



Im allgemeinen sollen die Blendungen nahe unter dem Condensor 

 angebracht werden, in der Praxis aber wird es sich zeigen, dass, wenn 

 eine verhältnissmässig grosse Blendung in einiger Entfernung von der 

 Hinterlinse angebracht wird, Structurverhältnisse zur Anschauung kommen, 

 welche bei anderer Beleuchtungsweise nicht gesehen werden. Einen 

 einseitigen Lichtbüschel zur Auflösung von Pleurosigma angulatum auf 

 dunklem Feld erhält man am besten, wenn man eine passende Blendung 

 auf die Hinterlinse bringt, bevor die Vorderlinse aufgeschraubt wird. 

 Der letzte, aber nicht geringste Vorzug des Apparats ist der niedrige 

 Preis , um welchen derselbe beschafft und an jedem Mikroskope ange- 

 bracht werden kann. Er besitzt nur einen Fehler: er ist nicht achro- 

 matisch. Dieser Fehler ist aber für schwächere und mittlere Ver- 

 grösserungen nicht merkbar. Für stärkere Vergrösserungen mag 

 indessen dieser Fehler [bei uns denkt man bekanntlich anders ; Ref.] 

 durch sorgfältige Construction beträchtlich vermindert werden, und er 

 wird kaum zur Geltung kommen , wenn man nur eine Linse benutzt. 

 In der That sind ja auch nur die theuersten Beleuchtungsapparate 



