IV, 3. 



Referate und Besprechungen. 



361 



achromatisch, und vorliegendeu zu achroraatisiren würde ihn nur ver- 

 theuern und für manche Zwecke unbrauchbar machen." 



Dr. L. Dippel. 



Dakling's screw-micrometer. (Journ, R. Microsc. Soc, 1887, 

 pt. 4, p. 652.) 

 Das genannte Schraubenmikrometer wird in zwei Formen hergestellt, 

 deren Vorzug darin besteht, dass kein merkbarer Spielraum zwischen 

 den Gängen der Schraube und der Mutter vorhanden ist, die Schraube 

 in Beziehung auf die Bewegung der Kreuzfäden sich viel weiter um- 

 dreht, als dies bei den bislier angefertigten Mikrometern der Fall ist. 



und dass ferner ein Ersatz für die gewöhnlichen Kreuzfäden (Spinnweb- 

 fäden) gefunden ist, vermöge dessen weit genauere und. übereinstimmen- 

 dere Messungen ausgeführt werden können. 



Die eine Form, welche in der Figur 1 in Vorderansicht mit Weg- 

 lassung der Deckplatte E^ in Figur 2 im Durchschnitt durch A B (der 



H G E 



piiniiiiK 



Wlilllllllt- IM! t~ , 



i) C .J N 



ersteren Figur) dargestellt ist, hat eine Schraube mit Gängen gewöhn- 

 licher Form, während die Mutter an dem einen Ende geschlitzt ist und 

 durch eine Schraube verengert werden kann. Der Rahmen, welcher die 

 Kreuzfädeu fasst, hat ein kleines hartes Endstück, das dem Ende 

 der Schraube entgegentritt, die gleichfalls gehärtet und besonders dünn ist. 

 Die andere in Figur 3 gleichfalls in Vorderansicht ohne Deckplatte, 

 in Figur 4 im Durchschnitt nach RS wiedergegebenen Form hat auf 

 derselben Spindel zwei Schrauben von verschiedener Höhe der Gänge 



