362 Referate und Besprechungen. IV, 3. 



imcl je eine geschlossene oder geschlitzte Mutter für jeden der beiden 

 Schrauben, indem eine Mutter und die zugehörige Schraube an dem 

 Ralimen für die Kreuzfäden angebracht ist. Statt der Spinnfäden werden 

 kurze Fäden aus Glas oder einem anderen passenden Materiale verwendet, 

 welche gegenüber und parallel miteinander angebracht sind, so dass sie 

 in verschiedenen Stellungen einen Raum zwischen sich lassen und dem 

 Beobachter mehrere Punkte gegeben sind, welche ihn bei der Einstellung 

 des Mikrometers auf den zu messenden Gegenstand leiten können. Der 

 Erfinder selbst sagt bezüglich des Apparats: 



„Es ist den Mechanikern wohlbekannt, dass — obwohl das Schlottern 

 durch eine Feder verhindert werden kann — auf eine lose in der Mutter 

 sich drehende Schraube in Bezug auf die Genauigkeit und Ueberein- 

 stimmung bei Messungen kein Verlass ist, da kleine Staub- und Metall- 

 theilchen zwischen die Schraubengänge kommen und Irrthümer ver- 

 anlassen können. Diese Unzuträglichkeit wird durch das verbesserte 

 Mikrometer aufgehoben. Durch Versuche ist festgestellt, dass die Kreuz- 

 fäden in einem Mikrometer, wenn sie nach der verbesserten Methode 

 angebracht sind, mehrmals innerhalb einer Fehlergrenze von 0*00005" 

 auf eine Linie eingestellt werden können. Es erleichert diese Ein- 

 stellung ungemein , wenn die Mikrometerschraube für jeden Theil der 

 Schraubentrommel einen beträchtlichen Theil eines Umganges zurück- 

 legen muss. Es ist schwer die in der üblichen Weise angefertigte 

 Schraube wenig genug vorwärts zu bewegen, um die Kreuzfädeu genau 

 auf eine Linie einzustellen, und diese Schwierigkeit veranlasst den Be- 

 obachter oft genug, eine Einstellung als genau anzunehmen, von der er 

 nicht vollkommen befriedigt ist. In den Abbildungen habe ich eine 

 Schraube dargestellt, welche in zwei gleichen Theilen auf derselben 

 Spindel hergestellt ist, von denen der eine 20, der andere 25 Umgänge 

 hat, so dass der Rahmen der Kreuzfäden bei jeder vollen Umdrehung 

 eine Bewegung von '/lon" macht. Diese Schraube ist für gewöhnliche 

 Messungen bestimmt, für feinere Messungen beträgt die Zahl der 

 Schraubengänge je 35 und 40. 36 und 37*037 würden annähernd 

 y4ooo" für jede Umdrehung betragen, und wenn das Object fünfzehnmal 

 vergrössert würde und die Trommel in 10 Theile getheilt wäre , so 

 würde ein Theil derselben yaooooo" angeben; hätte nun die Trommel 

 etwa %" im Durchmesser, so würden die Theilstriche derselben etwas 

 über 0*35" von einander entfernt sein, anstatt 0*035" bei der üblichen 

 Theihmg in 100 Theile. 



Ich habe zwei Methoden der Mikrometerconstruction befolgt, welche 

 in einigen Beziehungen voneinander abweichen. In Figur 1 und 2 ist 



