364 Referate und Besprechungen. IV, 3. 



Tbeilen mit zwei Schrauben angefertigt werden. Sicher ist nun , dass 

 sich der Rahmen der Kreuzfäden mit den Schrauben ohne Abweichung 

 bewegen muss, falls die Muttern in der richtigen Weise angezogen sind. 

 Die Anordnung in den Figuren 1 und 2 hat den Vortheil der geschlitzten 

 Mutter und in Folge dessen sehr kleiner begrenzenden Endflächen, so dass 

 hier weit weniger Gefahr vorhanden ist, dass Schmutz oder Oel zwischen 

 die Endstücke K und J gelange, als bei der gewöhnlichen Construction. 

 Ferner ist es ein grosser Vortheil, mehrere Punkte zur Einstellung der 

 Kreuzfäden auf eine Linie zur Hilfe zu haben. Wenn der Beobachter 

 im Zweifel ist, ob ein Punkt mit der Linie zusammentrifft, so werden 

 ihm die übrigen Punkte helfen eine sichere Entscheidung zu treffen. 

 Bei der Form Figur 1 kann die Mutter M auch, wie bei B ' in Figur 3 

 zu sehen ist, in den Rahmen D anstatt ausserhalb des Gehäuses C ge- 

 legt werden ; aber in diesem Falle würde der Vortheil der kleinen End- 

 stücke J und K verloren gehen. Immerhin aber möchte diese Ausführung 

 auch besser sein als die gewöhnliche Form. 



Die Schraubentrommel ist in 10 Theile getheilt und jeder dieser 

 wieder in 5 Bruchtheile. Demgemäss zeigt unter Anwendung der 

 Schraube mit zwei Theilen von 36 und 37-037 Umgängen ein Theil der 

 Trommel /^ooooo" ">itl jeder Bruchtheil Vioooooo" ^u, denn mit einem 

 Mikroskope, welches 15mal vergrössert giebt, da jeder Schraubenumgang 

 yaooo": also jeder Theil der Trommel %o ooo" entspricht, letzterer 

 einen I5mal kleineren Bruchtheil d. h. yeooooo" ^^ Viooooü" ^"5 wo- 

 von wiederum der fünfte Teil = '/looüooo"- — Dßi' Vortheil, welcher 

 daraus entspringt , dass man — wie es gewöhnlich geschieht — statt 

 der Seite eines Spinnwebfadens die Spitze eines feinen Drahtes zur Ein- 

 stellung benützt, liegt darin, dass stets die ganze Länge der einzustel- 

 lenden Linie in Sicht bleibt, und dass, wenn der Draht nur nahezu die 

 Länge der Linie hat, es viel leichter ist, zu beurtheilen, ob beide zu- 

 sammenfallen , als wenn letztere, wie bei der üblichen Weise zu ver- 

 fahren, von dem Kreuzfaden bedeckt wird. Endlich dient, wenn meh- 

 rere Drähte vorhanden sind, der eine immer dazu, um einen Irrthum, 

 welcher etwa bei der Einstellung auf einen anderen gemacht worden ist, 

 zu verbessern". Dr. L. Bippel. 



Klaatsch, H., Ein neues Hilfsmittel für mikroskopische 

 Arbeiten [Radialmikroraeter]. (Anat. Anz. Bd. H, 

 1887, No. 20, p. 632—634.) 

 Das Radialmikrometer besteht darin, dass eine Ocularmikrometer- 



platte nicht nur wie gewöhnlich eine Theilung auf einer geraden Linie 



