IV, 3. Keferate \\m\ Besprecliimgen. 3 65 



trägt, sondern von zwei sich nnter rechten Winkeln schneidenden Durch- 

 messern durchsetzt wird, welche eine Theihmg tragen. Diese fehlt bei 

 zweien der so entstehenden vier Radien bis zu einer Entfernung von 

 10 Theilstriclien vom Centrum, bei einem dritten sind die Striche von 

 1 bis 5, bei dem vierten von 5 bis 10 vorhanden. So wird das Bild 

 im Centrum klarer. Ausser diesen getheilten Radien sind noch vier 

 nngetheilte vorhanden, die jeder einen Quadranten halbiren. Ein 

 Octant trägt ausserdem noch Radien, die 10 f, 15'^ und 20*^ zwischen 

 sich fassen. 



Dieser Eintheilung der Mikrometerplatte entspricht ein lithographir- 

 tes Schema , welches zur Anfertigung der eventuellen Zeichnung dient. 



Ermöglicht nämlich der Apparat einmal eine Messung eines Ob- 

 jectes nach verschiedenen Richtungen, so erlaubt er mit Hülfe dieser 

 Papier-Schemata auch den Entwurf einer genauen Zeichnung. Einmal 

 sind ja in der primären Lage fünf Punkte (Ceutrum und auf den vier 

 Radien) fest bestimmt, dreht man nun das Ocular so, dass die unge- 

 theilten Radien durch die Punkte des Präparates gehen, durch welche 

 vorher die getheilten gingen, so gewinnt man weitere vier Punkte, ge- 

 nügen diese noch nicht zu dem Entwurf, so kann man die oben erwähnten 

 Radien des einen Octanten zu weiterer Einstellung benutzen und neue 

 Punkte gewinnen. Ebenso kann man Winkelmessungen ausführen. 



Angefertigt wird das Radialmikrometer von dem Herrn Optiker 

 R. Magen, Berlin NW., Philippsstrasse 21. Man kann entweder ein 

 mittelstarkes Ocular einsenden, und die herausnehmbare Mikrometer- 

 platte einfügen lassen, oder ein fertiges Ocular auf Einsendung eines 

 Modelles der Tubusweite beziehen. Preis der Theilung etwa 12 Mark. 

 Die gedruckten Schemata (auf Wunsch auch Schema auf matter Glas- 

 platte) sind von demselben zu beziehen. 



Seh iefferdeckcr ( Götth igen). 



Smirnow's microstat (Arch. f. mikrosk. Anat. Bd. XXIX, 1887, 

 p. 384; cfr. Russkaja Medicina 1886, No. 27). 



Diese Vorrichtung hat die Bestimmung, die Unzuträglichkeiten zu 

 vermeiden, welche sich ergeben, wenn man das Ganze eines ausgedehnten 

 Objectes unter starken Vergrössernngen zu beobachten hat, oder wenn 

 man in einem ausgedehnten Präparate kleine Gegenstände, wie Bacterien 

 n. dergl. wieder auffinden will und stimmt insofern mit anderen bekannten 

 Apparaten ähnlicher Art überein. 



Der Grundsatz, auf welchem die Construction beruht, ist in der 

 Thatsache begründet, dass ein Punkt bestimmt ist durch seine Eut- 



