368 



Referate und Besprechungen. 



IV, 3. 



direct unter den Heber gebracht, sodass er den jedesmal niederfallenden 

 Wassertropfen aufnimmt (es ist indessen auch genügend, wenn der 

 Tropfen nur auf das Fliesspapier fällt). Ein dritter freier Raum ist 

 dazu bestimmt, das überschüssige Wasser aufzunehmen, dient aber auch 

 als Reservoir, wenn der Gegenstand sich unter Beobachtung befindet, 



1. 



indem mittels eines Haarpinsels von Zeit zu Zeit Wasser zugegeben 

 wird. Wenn die Vorrichtung in Gebrauch genommen werden soll, wird 

 das Fliesspapier angefeuchtet und auf den Objectträger gelegt, der 

 Tropfen Wasser, welcher das Object enthält, in den Raum a gebracht 



und das Ganze bis zu der punktirten Linie links mit dünnem Glas be- 

 deckt, wozu drei 18 mm in Quadrat haltende Deckgläser ganz geeignet 

 erscheinen. Der Heber wird hierauf zum Ausfliessen gebracht und der 

 Strom mittels eines ausgefaserten, in Wasser getauchten und in den 

 kürzeren Schenkel des Hebers geführten Leinenfadens so geregelt, dass 

 etwa in der Minute ein Tropfen zutritt. Das Wasser wird an dem 

 anderen Ende und der Seite des Objectträgers abgeleitet und mittels 

 dreier Streifen Fliesspapiers, von denen der eine breiter, jeder der 



