IV, 1. Referate und Besprechungen. 121 



Die Kraft, mit welcher Flüssigkeiten in porösen Substanzen z. B. Thon 

 eingesaugt werden, ist den Gesetzen der Capillarität entsprechend eine 

 sehr beträchtliche. Der Verf. weist nun nach, wie auch der Druck in 

 einer einzelnen Capillare, was bisher nicht möglich war, mit Hülfe des 

 Mikroskops beobachtet und gemessen werden kann. Man bringt eine 

 Capillare in Verbindung mit einem Apparat, welcher gestattet, den 

 Druck leicht und sicher zu reguliren. Derselbe besteht aus zwei Recipi- 

 enten mit comprimirter resp. verdünnter Luft, welche durch je zwei 

 Hähne mit dem Capillarrohr in Verbindung stehen, so dass man den 

 Druck rasch reguliren und sehr fein einstellen kann. Zur Messung dient- 

 ein grosses Quecksilbermanometer. Die Capillare wird sehr fein aus- 

 gezogen, und lassen sich leicht solche herstellen, deren innerer Durch- 

 messer kleiner als 0*00 1 mm ist. Man bringt das Ende der Capillare 

 in einem Tropfen Wasser auf einen Objectträger , bedeckt mit dem 

 Deckglas und regulirt nun den Druck so, dass das zuerst eingedrungene 

 Wasser bis nahe zum Ende wieder herausgedrängt wird. Verf. gelangte 

 so zu Drucken bis nahe 5 Atmosphären. Erwärmt man, so lässt sich 

 constatiren, dass Capillarattraction und Viscosität geringer werden. Es 

 erscheint möglich, dass diese Vorrichtung zur Verwendung der Ca- 

 pillarität als charakterisirende Constanten behufs Erkennung, Unter- 

 scheidung oder Identificirung von chemischen Präparaten zu verwenden 

 ist. Das Messen des Durchmessers eines sehr feinen Röhrchens kann 

 mittels des Ocularmikrometers ausgeführt werden, nachdem man das 

 Röhrchen in eine Flüssigkeit von dem gleiclien Brechungsexponenten, 

 wie das Glas eingelegt und mit einem Deckglase bedeckt hat. Das 

 Innere des Röhrchens wird dabei mit Luft oder mit einer stark gefärbten 

 Flüssigkeit gefüllt. Durch einen vorher angebrachten Strich auf dem 

 Objectträger muss natürlich dafür gesorgt sein , dass die Messung des 

 Durchmessers genau an der Stelle erfolgt, auf welche man bei Messung 

 des Druckes die Kuppe der Flüssigkeit eingestellt hatte. 



Mikroskopische Bestimmung der Dampftension. Die- 

 selbe beruht auf dem Princip, dass die Substanz ohne Zuthat von 

 Quecksilber in ein U-förmiges Rohr eingefüllt wird, dessen einer Schenkel 

 geschlossen ist, während der andere unter Zwischenschaltung eines 

 Rückflusskühlers mit je einem Recipienten mit verdichteter und ver- 

 dünnter Luft in Verbindung steht. Bei grober Einstellung des Druckes, 

 der an einem seitlich angebrachten Manometer abgelesen wird, setzt 

 man das U-Rohr direct mit einem Recipienten durch Oeffnen beider 

 Hähne in Verbindung, bei der feinen Einstellung nur mit dem zwischen 

 beiden Hähnen befindlichen Luftsack, in welchem man zeitweise, wenn 



