122 Referate und Besprechungen. IV, 1. 



nöthig den Anfangsdruck durch Verbinden mit dem Recipienten wieder 

 herstellt. Bei den mikroskopischen Messungen wird das ganze U-Rohr 

 capillar gestaltet, der horizontale Theil desselben wird in ein geeignetes 

 Wasser- oder Paraffinbad eingesetzt imd mittels eines Mikroskopes mit 

 horizontalem in der Nähe des Objectivs rechtwinklig geknicktem Tubus 

 untersucht. Zu dem gemessenen Druck muss noch die Correction für 

 die capillare Anziehung hinzugefügt werden, die leicht experimentell zu 

 bestimmen ist. Die Anwendung capillarer Röhren bringt den Vortheil 

 mit sich, mit minimalen Quantitäten von Flüssigkeit auskommen und 

 ausserdem die Dampfspannung bis zu enorm hohen Drucken verfolgen 

 zu können, was bei den gewöhnlichen Apparaten nicht möglich ist. Der 

 Einfluss der absorbirten Luft ist kaum ganz zu beseitigen. Für die 

 Ausführung der Versuche ergiebt sich die Regel, dass man beobachten 

 soll, wenn das Dampfvolumen relativ zur Ausdehnung der angrenzenden 

 Flüssigkeit möglichst gross geworden ist. 



Mikroskopische Bestimmung der thermischen Aus- 

 dehnung von Flüssigkeiten. Auch diese Constante lässt sich auf 

 mikroskopischem Wege für weit grössere Temperatur- und Druckinter- 

 valle und mit geringeren Substauzmengen bestimmen als unter Ver- 

 wendung der gebräuchlichen Methoden. Hierzu wird derselbe Apparat 

 benutzt wie zur Bestimmung der Dampftensionen. Das U-Rohr wird 

 von demselben entfernt und durch ein anderes ersetzt, dessen einer 

 Schenkel nicht zugeschmolzen, sondern mit Trichter und eingeschliffenem 

 Stöpsel versehen ist. Von dem anderen Schenkel zweigt sich seitlich 

 ein horizontales am Ende geschlossenes Capillarrohr ab, welches zur 

 Aufnahme der zu untersuchenden Substanz dient, und mittels eines 

 Wasser- oder Oelbades auf constante Temperatur gebracht und durch 

 das horizontale Mikroskop beobachtet werden kann. Nach dem Ein- 

 bringen der Substanz wird die Luft durch Kochen ausgetrieben. Als- 

 dann lässt man aus dem Recipienten Luft einströmen, so dass der Druck 

 wächst, worauf die Flüssigkeit das Capillarrohr bald vollständig erfüllt. 

 Hierauf wird über die höchste Temperatur, bei welcher man zu beob- 

 achten gedenkt, erwärmt, der Trichter geöffnet und Druck gegeben, so 

 dass der Ueberschuss an Flüssigkeit herausgeblasen wird. Man lässt 

 dann saugen und erfüllt den Trichter mit einer indifferenten und ge- 

 färbten Flüssigkeit, z. B. kann bei Untersuchung des Schwefelkohlen- 

 stoffs gefärbtes Glycerin dienen, und schliesst den Trichter wieder. 

 Zunächst wird wieder erwärmt, und lässt man einige Zeit kochen, dann 

 giebt man wieder Druck und lässt abkühlen. Man kann nun sehr schön 

 das Wandern der Grenze zwischen dem farblosen Schwefelkohlenstoff 



