Band IV. Heft 2. 



lieber ein antomatisclies Mikrotom. 



Von 



J. ij. de Oroot, 



Custos am Zoologischen Institut der Universität Utreclit. 



Hierzu ein Holzschnitt. 



Seit einer Reihe von Jaliren wird in unserem Institute mit dem 

 „Automatic Microtome" von Caldwell*, welches sich als ausserordent- 

 lich leistungsfähig erwiesen hat, gearbeitet. Da dasselbe jedoch seines 

 hohen Preises wegen wenig Eingang gefunden hat und wie ich höre 

 überhaupt nicht mehr angefertigt wird, so habe ich es unternommen 

 ein Instrument zu construiren, welches die Vorzüge des Cald well' sehen 

 Mikrotoms in sich vereinigt, vor diesem aber durch eine grössere Wohl- 

 feilheit sich auszeichnet. Dasselbe hat sich nun bei seinem längereu 

 Gebrauche au dem hiesigen Zoologischen Institut, sowie an den zoolo- 

 gischen und physiologischen Instituten in Leiden so gut bewährt, dass 

 ich mir gestatte eine kurze Beschreibung desselben zu geben. 



Ein rechteckiger, eiserner Rahmen ruht auf vier Füssen, und tragen 

 die langen Seiten desselben zwei horizontale, cylindrische Stahlschienen, 

 auf welchen der objectführende Apparat hin- und hergleiten kann. Der 

 letztgenannte besteht zunächst aus einer mit Ebonit bekleideten Metall- 

 platte hj welche mit ihren vier Füssen auf den Stahlschienen ruht, ferner 

 befinden sich an ihrer Unterseite zwei verticale Stäbe, welche an ihrem 

 Ende mittels eines Querbalkens mit einander verbunden sind. In der 

 Mitte dieses Querbalkens erhebt sich eine Schraubenstange, die einen 



») Cfr. Quart. Journ. of Microsc. Sei. vol. XXIV p. 648. 



Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. IV, 2. l*^ 



