148 J- V. Pereuyi: Mikrolektron. IV, 2. 



Schneiden wird jetzt jeder Schnitt den vorhergehenden vom Messer 

 abschieben und dabei mit demselben verkleben, so dass eine bandwurm- 

 artige Schleife entsteht, die mittels eines Pinsels aufgehoben und auf 

 das Band A geschoben wird. Dieses Band wird über zwei Zugrollen 

 bewegt, die eine derselben ist an der Vorderseite des Mikrotoms, die 

 andere an dem Messerträger g befestigt. Den ersten Schnitt klebt man 

 auf das Band fest, und indem man nun mit der linken Hand das Band 

 an seiner unteren Seite zieht , kommt die ganze Schnittserie allmählich 

 auf die obere Seite zu liegen. Es ist mir gelungen Schnitte von Em- 

 bryonen von Rana von Yaoo "lui herzustellen, die vorzüglich ausgefallen 

 sind. Auch Schnittserien von Embryonen von Erinaceus imd Gallus 

 domesticus, welche 15 mm Länge besitzen, habe ich angefertigt, und 

 dürfte es nicht schwierig sein, auch Serien von grösseren Objecten her- 

 zustellen. Das Instrument arbeitet ausserdem sehr rasch , so dass man 

 eine Serie von 1000 Schnitten in dem Zeiträume von 10 Minuten herzu- 

 stellen vermag. Es ist in der obenstehenden Figur in ungefähr '/j der 

 natürlichen Grösse dargestellt worden'. 



Mikrolektron, 

 neuer Apparat zur Härtung-, Tinction und Einbet- 

 tung' liistolog'isclier und embryolog-isclier Gewebe. 



Von 



Prof. Dr. Josef von Pereuyi 



in Budapest. 



Hierzu 3 Holzschnitte. 



[Aus dorn von Prof. Dr. G-ez.a. v. Mihalkovics geleiteten Anatomisch- 

 Einbryologisclien Institute der Universität Budapest.] 



Bekanntlich besitzen wir noch keinerlei Vorrichtung, welche zur 

 Härtung, Tinction und Einbettung von Geweben vollkommen zweck- 

 entsprechend wäre. Bis jetzt wurden gewöhnlich Glas- oder Porzellan- 



') Die Ausführung dieses Instrumentes ist einem geschickten Mechaniker 

 übertragen worden, und können Exemplai'c zum Preise von 150 Mark durch 

 mich bezogen werden. 



