152 J. V. Perdnyi: Mikrolektron, IV, 2. 



Endlich wird die Einbettung durch Uebertragung der Gegenstände 

 in Paraffin- Würfel beendet. Bei Einbettung in Paraffin ist es nicht eben 

 nothwendig, das Mikrolektron in einen Brutkasten oder Trockenapparat 

 zu geben, vielmehr kann dasselbe auch direct durch eine schwache 

 Flamme erwärmt werden, nur hat man dann von Zeit zu Zeit mit dem 

 Thermometer zu controllireu. 



Nach beendeter Einbettung wird das Mikrolektron etwas stärker 

 erwärmt, um das festere Paraffin nach Entfernung des Pfropfes abfliessen 

 zu machen und um Rinnen und Vertiefungen mit einem Tuche leicht 

 auswischen zu können, wodurch das Mikrolektron gereinigt, wieder zu 

 weiterem Gebrauche fertig gestellt ist. 



Sehr empfehlenswert!! ist es , nach Paraffineinbettung das Innere 

 des gereinigten Mikrolektron mit absolutem Alkoliol auszuspülen. Bei 

 der Paraffineinbettung sind die Vortheile des Mikrolektron ebenfalls 

 nicht zu verkennen , da es sich nur langsam erwärmt und die Flamme 

 weder die Vertiefungen direct berühren kann, noch das Material an 

 einzelnen Theilen einer zu grossen Hitze ausgesetzt wird, wie dies 

 wohl manchmal bei den üblichen Porzellanschalen vorkommt; endlich 

 hält der Apparat lange die Wärme und kühlt viel langsamer ab wie die 

 bis jetzt im Gebrauch gewesenen Gefässe. — Das Mikrolektron kann 

 ausser bei Paraffineinbettung noch bei Celloidin- oder jeder beliebigen 

 Einbettung gebraucht werden. 



Aus Vorstehendem ist zu ersehen, dass man mit dem Mikrolektron 

 Gewebe, Eier oder Embryonen härten, färben und einbetten kann, ohne 

 dass es nothwendig wäre, dieselben öfters in andere Gefässe zu über- 

 tragen. Bei allen drei Operationen verbleibt das Material in seiner 

 ursprünglichen Lage, was jedenfalls von Vortheil für die Behandlung 

 und für das Material ist. Durch Anwendung des Mikrolektron werden 

 daher die erwähnten Verfahren vereinfacht und erleichtert. Was end- 

 lich die Ausstattung des Mikrolektron anbelangt, so ist es aus dauer- 

 hafter, glasirter Majolika hergestellt, Grösse und Anzahl der Vertiefungen 

 ist verschieden : Das Normal-Mikrolektron mit sechs Hühnerei-grossen 

 Vertiefungen ist 16 cm lang, 16 cm breit und 6 cm hoch. Das Mikro- 

 lektron wird einzig und allein in Budapest von Lippert & Fay fabricirt. 

 Preis des Normalapparates ist 10 Fl, ö. W. Herr Prof. Dr. v. Mihalkovics 

 hatte die Güte, meinen Appai'at dem Leipziger Anatomencongress vor- 

 zulegen, ebenso war Herr Prof. Dr. Thanhoffer so liebenswürdig, den- 

 selben praktisch anzuwenden und ihm seine vollste Anerkennung aus- 

 zusprechen. 



