IV, 4. Steinacli: Siebdosen zur Behandlung mikrosk. Präparate. 



435 



Ich habe aus gewissen Gründen, auf die ich später zurückkommen 

 werde, ausser dieser Siebdosen-Garnitur ersten Systems — 

 wie ich sie nennen will — noch eine Garnitur zweiten Systems 

 anfertigen lassen. Letzteres unterscheidet sich von dem ersten System 

 nur durch den einen Umstand, dass die innere Dose keine Füsschen 

 trägt und die Bestimmung derselben einem kleinen Dreifuss, der als 

 Mittelglied zwischen äusserer und innerer Dose eingeschaltet wird, über- 

 tragen ist. 



/ Es ist nämlich der Dreifuss (Hartgummi), auf dem das Glasgieb 

 in der äusseren Dose steht, derartig construirt, dass erstens überall 

 eine unbehinderte Strömung zwischen den Flüssigkeitssäulen in der 

 inneren und äusseren Dose stattfinden kann, und dass ferner die innere 



1. 2. 



Dose ebenso etwas herausragt und concentrisch gehalten wird. — Nach 

 dieser Schilderung will ich in Kürze mittheilen, in welcher Weise und 

 zu welchen Zwecken ich die Siebdosen verwende : 



Es stehen bereit eine Doppeldose (z. B. ersten Systems) und die 

 zur Garnitur gehörigen äusseren Dosen, welche zur Aufnahme der ver- 

 schiedeneu nöthigen Flüssigkeiten bestimmt sind. Man füllt diese 

 Doppeldose etwa bis zur Hälfte mit Wasser oder verdünntem Alkohol 

 und bringt die Schnitte direct von der Rasir- oder Mikrotom-Messer- 

 klinge in das Glassieb. 



W^ährend nun früher die Schnitte mit Nadel, Spatel oder der- 

 gleichen für jeden Act der Behandlung einzeln transportirt werden 

 mussten, bleiben sie bei unserer Methode bis zu ihrem Einschluss auf 

 dem Objectträger ruhig in der inneren Dose, die im Verlaufe der Pro- 

 cedur von einer äusseren Dose nach der anderen aufgenommen wird. 

 So können die Präparate unter einem ausgespült, gefärbt, ge- 

 waschen, entfärbt, entsäuert, entwässert etc. werden, ohne irgend 

 einmal berührt sein zu müssen. 



28* 



