464 



Kleinere Mittheilungen. 



IV, 4. 



Der Obertheil 1) trägt die Mikrometerschraiibe n^ welche ihrerseits 

 den Objectträger o auf- und abbewegt. Die Mikrometerschraube hat ein 

 Gewinde von genau 1 mm Ganghöhe, und es kann daher, da der Kopf 



der Schraube in lOOTheile 

 getheilt ist, die Hebhöhe bis 

 auf 0"01 mm genau bemes- 

 sen werden. 



Bei einer neueren Con- 

 struction wird das ganze 

 Untergestell in eine Wanne 

 gestellt, während bei vor- 

 liegendem Modell sich die 

 Wanne in die Falze h und 

 g einfügen lässt. — Bei der 

 neueren Coustruction ist 

 auch die Klemme für die 

 Objecte verschiebbar, so 

 dass die grobe Einstellung 

 der Präparate unabhängig 

 von der Mikrometerschraube 

 erzielt wird. Die Präparate 

 werden auf Propfen aus 



Hartgummi mit 



gerieften 



Flächen aufgeklebt. 



Ausser dem hier beschriebenen ist vom Mechaniker Schwabe in 

 Moskau noch ein anderes — meiner Ansicht nach — weit bequemeres 

 Modell hergestellt worden, bei welchem die Gleitbahnen mit der Mikro- 

 meterscliraube unter der Wanne angebracht sind, der Objectträger aber 

 winklich gebogen, sich oberlialb in der Wanne befindet. Diese letztere 

 Construstion erleichtert das Auffischen der Schnitte. — Für Serien- 

 schnitte wird ferner eine entsprechende Einrichtung beigefügt. 



Das beschriebene Mikrotom ist besonders geeignet für Präparation 

 des Nervensystems, wo man sehr viele Schnitte unter Spiritus anfertigen 

 muss. Das angewendete Flüssigkeitsquantum beträgt nicht einmal ein 

 Liter, und es wird bei vorliegendem Modell das zeitraubende Benetzen 

 des Messers mit Alkohol überflüssig gemacht. — Das Mikrotom war im 

 histologischen Cabinet der Universität während der zweiten Versamm- 

 lung russischer Aerzte in Moskau im Januar 1887 ausgestellt. 



