IV, 4. Kleinere Mittheilungen. 465 



Hülfsapparat zum Carabridge rocking Mierotome. 



Von 

 Dr. H. Zwaardemaker 



in Utrecht. 



Hierzu 2 Holzschnitte. 



Das Physiologische Laboratorium der Reichsthierarzneischule iu 

 Utrecht besitzt ein englisches Mikrotom von vorzügliclier, origineller 

 Construction, das in mancher Hinsicht treffliche Dienste leistet. Die 

 Beschreibung des Instruments findet sich nebst Abbildung im „Journal 

 of the Royal Microscopical Society" Ser. H vol. V, 1885, p. 550. Unter 

 dem Namen „Cambridge rocking Microtome" ist es auch auf dem Con- 

 tinente sehr bekannt und für rein histologische Zwecke sehr beliebt. 

 Man soll in Paraffin von richtiger Consisteuz einbetten und die Speb- 

 sclien Schnittserien ^ damit anfertigen. Man bekommt dann wirklich 

 vorzügliche Resultate. Allenfalls besitzt dieses Mikrotom den Mangel, 

 dass man nicht in einfacher Weise die Lage des Objects ab<ändern kann. 

 Zum Studium der topographischen Verhältnisse ist es deshalb weniger 

 geeignet und steht in dieser Hinsicht dem schönen Mikrotom de Geogt's- 

 entschieden nach. 



Mein Amanuensis L. Hasselaer hat sich aber zu helfen gewusst 

 durch eine Hülfsvorrichtiing, die sich sehr leicht an das originelle In- 

 strument anbringen lässt. Das Object wird beim „rocking Microtome" 

 mit Paraffin in einen messingenen Cylinder eingeschmolzen, welcher der 

 massiven eisernen Hauptstange des Instrumentes aufgesetzt wird. Statt 

 dieses gewöhnlichen Cyliuders wählten wir nebenbei abgebildeten Ap- 

 parat, der aus einem kupfernen Tubus gebildet ist, welcher die Haupt- 

 stange umfasst und zwei parallele Ilalbringe trägt. Entlang dieser 

 Halbriuge schiebt ein kleiner Stahlblock, welcher vermittels einer 

 Schraube in jeden Punkt des Riugumfauges festgestellt werden kann. 

 Dieser Block endlich enthält den kleinen drehbaren Cylinder, der statt 

 des ursprünglichen englischen das Paraffinpräparat aufnimmt. 



») Cfr. diese Zeitschr. Bd. II, 1885, p. 7. 

 2) Cfr. diese Zeitschr. Bd. IV, 1887, p. 145. 



Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. IV, i, ■"' 



