466 



Kleinere Mittheiluugen. 



IV. 4. 



Beim Gebrauche werden die Halbringe horizontal gestellt. Nach 

 Bedürfuiss verschiebt man mm das stählerne Blöckchen; wenn man 

 jetzt auch den kleinen eingeschobenen Cylinder um seine Axe dreht, so 

 lässt sich durch Combinatiou dieser Bewegungen das Präparat allseitig 

 wenden. 



nr 



tij 



1. 



Die Beweglichkeit des Objects erfährt eine Einschränkung durch 

 die ganze Construction des Mikrotoms , wobei zwischen den schweren 

 eisernen Stützen des Messers nur wenig Raum übrig geblieben ist. In 

 jede Richtung ist daher eine Drehung von nur 60 " statt einer solchen 

 von 90 ^ möglich. Jedoch genügt dieses für viele Fälle. Wir unter- 

 liessen eine Abänderung des ursprüngUchen Baues, denn in Folge davon 

 würde entschieden ein Vortheil weggefallen sein, nämlich die völlig un- 

 bewegliche Befestigung des Messers. Gerade in seiner schönen, mas- 

 siven Construction liegt die Haupttugend des „rocking Microtome", und 

 in keinem Falle wollten wir auf diese verzichten. Mit einer immer noch 

 sehr bedeutenden Beweglichkeit des Objects von 60 ^ in jede Richtung 

 waren wir also zufrieden und erfuhren auch in dieser Form bereits viel 

 Nützliches der neuen Einrichtung. Ich glaube nicht, dass auf technisch 

 vollkommene Weise durch einen Gelenkmechanismus gleiche Vortheile 

 erreicht werden könnten, denn der gegebene Raum würde zu klein sein, 

 um die Festigkeit zu erlangen, welche der Construction des Mikrotoms 

 angepasst und in unserem Apparate beibehalten ist. — Der Apparat wird 

 vom Mechaniker Marius in Utrecht zum Preise von 7 Mk. 50 Pf. an- 

 gefertigt. 



