Band XIV. Heft 1. 



Reichert's Metallmikroskop. 



Von 



Professor A. Rejtö 



in Budapest. 



Hierzu ein Holzschnitt. 



Carl Reichert, Mikroskop -Fabrikant in Wien, erzeugt ein 

 äusserst bequem zu gebrauchendes Mikroskop für undurchsichtige 

 Körper, namentlich für Eisen. 



Dieses Mikroskop hat, wie aus umstehender Figur ersichtlich, 

 ein nahezu gewöhnliches , aufrechtes Stativ. Die Beleuchtung des 

 Objectes geschieht bei diesem wie bei anderen Mikroskopen mit auf- 

 fallendem Lichte , jedoch mit dem Unterschiede , dass die Licht- 

 strahlen nicht schief, sondern vertical auf die zu beobachtende 

 Fläche fallen. 



Der Beleuchtungsapparat ist in dem vertical stehenden Tubus 

 unmittelbar unter dem Ocular (Oc) eingeschaltet, und besteht wesent- 

 lich aus einer Glasplatte, die zur Tubusachse unter 45° geneigt ist, 1 

 und aus einer Beleuchtungslinse, deren Focuslänge so gross ist, :ils 

 die Summe der Distanz von der Linse zur Glasplatte und von dieser 

 zum Objecte. 



Als Lichtquelle dient ein AuEit'scher Gasbrenner, der, mit einem 

 entsprechend ausgeschnittenen Blechrohre umgeben, parallel zur 

 Tubusachse gestellt wird. 



*) Vgl. Behrens, H., Das mikroskopische Grßfiige der Metalle p. 17. 



Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. XIV, 1. 1 



