XIV, 1. Rejtö: Reichert's Metallmikroskop. ;; 



mit zwei Supporten in Verbindung, deren Bewegung mit den Hand- 

 griffen T" T" ' geschieht, ausserdem ist der Objecttisch mittels des 

 Handgriffes T" auch in verticaler Richtung verstellbar und schliess- 

 lich um die Stativachse drehbar. 



Aus dieser vielseitigen Bewegung resultirt die leichte und be- 

 queme Handhabung unseres Mikroskopes. Mit Hülfe der Schrauben S 

 ist das Object zur Tubusachse geradwinklig leicht einstell- 

 bar, durch die beiden Supporte und in Folge der Verdrehbarkeit 

 des Objectträgers kann man grössere Flächen, z. B. ganze 

 Schienenquerschnitte untersuchen , wodurch man ein über- 

 sichtliches , klares Bild über das Gefüge des Materiales erlangt. 

 Schliesslich sei bemerkt, dass man wegen der verticalen Verschieb- 

 barkeit bei verschieden dicken Objecten nicht den Tubus mit der Be- 

 reuchtungsquelle, sondern nur den Objecttisch zu verstellen braucht, 

 wodurch die Einstellung rasch und ohne Mühe ausgeführt werden 

 kann , wenn nämlich die Dicke des Objectes 50 mm nicht über- 

 schreitet. 



Dickere und grössere Stücke legt man nicht auf den Object- 

 träger des Mikroskopes, sondern das Mikroskop wird auf das Object 

 gelegt. In diesem Falle wird jener Theil des Statives, an dem der 

 Objectträger angebracht ist, ausgeschaltet, wodurch der Tubus bis 

 zum Objecte , welches sich unter dem Mikroskop befindet , herab- 

 gelassen werden kann. Auf diese Weise können auch fer- 

 tige M a s c h i n e n t h e i 1 e ohne Beschädigung untersucht 

 werd e n. 



Es sei hier noch bemerkt , dass bei diesem Mikroskop , da die 

 Lichtstrahlen vertical auf die Fläche fallen , ein tieferes Aetzen an- 

 gewendet werden kann als sonst, wesshalb hier das Anlaufen der 

 beobachtenden Fläche eliminirt wird. 



Das Zurichten des Objectes geschieht, wenn man Bruchstücke 

 untersuchen will, auf folgende Weise : 



1) Das Versuchsstück wird mit zwei parallelen Flächen ver- 

 sehen und zwar bei nicht zu harten Materialen durch Hobeln, bei 

 harten durch Schleifen. In solchen Fällen , wenn harte Materialien 

 sehr ungleiche Bruchflächen haben, werden die Versuchstücke in Zink 

 eingefasst, wodurch man erreicht, dass die untere Fläche abgehobelt 

 werden kann. 



2) Die obere Fläche inuss bis zur Erreichung des feinsten Hoch- 

 glanzes polirt werden. Es dürfen nicht einmal kleine Ritzen sicht- 

 bar sein ! 



1* 



