XIV, 1. D Hin er und Braus: Präparir- und Horizontalmikroskop. 5 



Das 

 binoculare Präparir- und Horizontalmikrosko] 



Von 



Dr. L. Drüner, 



Assistenzarzt im Hessischen Feld-Artillerie-Eegiment No. 11 in Cassel 



und 



Dr. H. Braus. 



Privatdocent in Jena. 



Hierzu z \v ei Holzschnitt e. 



Im XXIX. Band der „Jenaischen Zeitschrift für Naturwissen- 

 schaft" 1 beschrieben wir zwei nach unseren Angaben von der Zeiss- 

 schen optischen Werkstätte hergestellte neue Präparirmikroskope. 

 Das eine derselben hat den gewöhnlichen nionocularen Typus der 

 Mikroskope, das andere ist eine Modifikation des GiiEENOUGH'schen 

 binocularen Mikroskops. Schon damals wiesen wir darauf hin, dass 

 der mit letzterem „Instrument gegenüber dem nionocularen erzielte 

 stereoskopische Effect sich bei der demselben eigenen stärkeren Ver- 

 grösserung für die Präparation als so vorteilhaft erweist, dass i h m 

 unbedingt der Vorzug zukommt". 



Bei der Verwendung, welche das Instrument seitdem zu feineren 

 Nerven- und Muskelpräparationen gefunden hat, haben sich die Vor- 

 züge desselben vor allen anderen zum gleichen Zweck benutzten 

 optischen Hilfsmitteln als so bedeutend herausgestellt, dass dasselbe 

 uns jetzt schon für derartige Arbeiten unentbehrlich zu sein scheint. 

 Es lag uns nun daran, dem Instrument durch weitere Verbesserung 

 des Stativs eine möglichst vielseitige Anwendbarkeit zu geben. Die 

 bisherige Art der Einstellung genügte wohl dem Specialzweck, zu wel- 

 chem es zunächst angefertigt worden war: zur Präparation feinster 



x ) Braus, H., u. Drüxek, L., Ueber ein neues Präparirmikroskop und 

 über eine Methode grössere Thiere in toto histologisch zu conservircn 

 (Jenaische Zeitschr. f. Naturwiss. Bd. XXIX [X. F. Bd. XXII], 1895, p. 

 434—442 m. 3 Figg.). 



