XIV, 1. Drüncr und Braus: Präparir- und Horizontalinikroskop. 7 



stange f des Tubus in beliebiger Höhe zwischen 17 cm als Minimum 

 und 24 cm als Maximum über der Tischplatte fein eingestellt werden 

 kann. Der Stab b trägt eine um seine Achse frei drehbare Hülse d, 

 welche durch eine Klemmschraube e in jeder beliebigen Stellung 

 fixirt werden kann. In der Hülse selbst bewegt sich mittels Zahn 

 und Trieb g der ganzen Länge nach der bereits erwähnte horizontale 

 Metallstab /", welcher durch eine feste Führung verhindert wird, sich 

 um seine eigene Achse zu drehen. Die Rotationsbewegung um die 

 Achse dieses Stabes wird vielmehr bei dem Stativ erzielt durch eine 

 demselben aufsitzende zweite Hülse h', die fest mit einer Gabel k 

 verbunden ist. In letzterer hängt in gleich zu beschreibender Weise 

 der optische Theil des Instruments. Die Gabel mit Hülse //' ist in 

 jeder beliebigen Stellung durch Anziehen der Klemmschraube i fixirbar. 



Der optische Theil des Instruments besteht in einem Doppel- 

 tubus s von 7*5 cm Länge, welcher mittels Zahn und Trieb r auf 

 eine Strecke von 6 cm Länge hin an der Gabel k verschiebbar ist. 

 Die beiden Gabeln h und Je liegen in senkrecht zu einander stehen- 

 den Ebenen und sind durch ein kugeliges Gelenk l so mit einander 

 verbunden , dass die Bewegung um zwei senkrecht zu einander 

 stehende , in jenen Ebenen gelegene Achsen möglich ist. Zwei 

 Flügelschrauben m und n gestatten innerhalb dieser Grenzen an 

 jeder beliebigen Stelle die Bewegung zu arretiren. 



Der Doppeltubus des Instruments setzt sich aus zwei in einem 

 Stück aus Aluminiumbronze gegossenen Tuben zusammen, welche auf 

 einen ca. 25 cm vom Auge des Beobachters entfernten Punkt con- 

 vergiren. Die beiden Objective u entsprechen a 2 des Zeiss'scIk'h 

 Katalogs und haben eine besondere Fassung erhalten, so dass bei 

 Verschiedenheit der Augen eine Einstellung für jedes derselben be- 

 sonders vorgenommen werden kann. Die beiden bildumkehrenden 

 Oculare o 1 und o 2 können durch Drehung um die zu denselben excen- 

 trischen, durch den Aluminiumkörper gehenden Achsen dem Augen- 

 abstand angepasst werden. Die Vergrösserung ist: 



mit Ocular 1 eine 21fache 

 II ., 2G 



n 



III „ 38 



IV „ is 



bei ca. 25 cm Bildweite. 1 ) 



*) Die Abweichung unserer Zahlen von den im ZEiss'schen Katalog 

 für a„ angegebenen Verffrösserungen erklärt sich aus der mit der Ein- 



