8 Drtiner und Braus: Präparir- und Horizontalmikroskop. XIV, 1. 



Um auch andere Vergrößerungen als die angegebenen benutzen 

 zu können, ist am unteren Ende des Doppeltubus eine Schlitten- 

 führimg angebracht , welche es gestattet , ohne Mühe statt des 

 Schlittens t mit dem Doppelobjeetiv einen anderen f mit einem be- 

 liebig stärkeren oder schwächeren Objectiv einzuführen. Besonders 

 vorteilhaft erwies sich für schwächere Vergrösserungen das Ob- 

 jectiv a* (/>), bei welchem die Vergrösserung durch Drehen des Ein- 

 stellringes ohne Ocularwechsel bei Ocular I zwischen einer 6*5- bis 

 13fachen Vergrösserung, bei Ocular II zwischen einer 10- bis 

 20fachen variirt werden kann. 



Freilich wird bei Benutzung einfacher Objective das stereo- 

 skopische Princip aufgegeben; denn vorläufig hätte die Beibehaltung 

 desselben auch für andere Vergrösserungen eine zu unverhältniss- 

 mässige Vertheuerung des Instrumentes herbeigeführt. Die Achse 

 des einen Tubus muss bei Verwendung des Mikroskops zum mono- 

 ciliaren Sehen der Richtung der Zahnleiste parallel gestellt werden 

 können, und dies ermöglicht eine zwischen letzterer und dem Tubus 

 eingeschaltete Drehscheibe q , an welcher ein Signal die richtige 

 Stellung sofort anzeigt. Die Drehscheibe gestattet, den Doppeltubus 

 mit seiner Achse auch in eine senkrecht zur Zahnstange gelegene 

 Richtung zu bringen, die ebenfalls durch ein Signal bezeichnet ist. 



Sämmtliche Triebe des Instruments tragen Doppelköpfe, sodass 

 man von der einen Seite so leicht wie von der entgegengesetzten 

 das Instrument bedienen kann. 



So complicirt der Aufbau des Instrumentes, namentlich seines 

 Stativs, auch erscheinen mag, so einfach gestaltet sich beim Präpa- 

 riren seine Handhabung infolge der Vielseitigkeit der Stellungen, 

 welche man dem Tubus geben kann. Es ist hierin und namentlich 

 auch durch die Exäctheit der durch Zahn und Trieb vermittelten 

 Bewegungen dem früher von uns beschriebenen Instrument sehr 

 überlegen. Das Stativ gestattet : 



1) Den Tubus zu jedem beliebig situirten, in Horizontal-, Schräg- 

 oder Verticalstelhmg befindlichen Object so aufzustellen, dass mittels 

 Zahn und Trieb genau derjenige Punkt des Objectes eingestellt wer- 

 den kann, welchen man untersuchen will. 



2) Von dieser Grundstellung aus die benachbarten Theile des 

 Objectes, seien sie seitlich vom Ausgangspunkt, seien sie tiefer oder 



fügung des bildumkehrenden Oculars verbundenen Verlängerung des Weges 

 der Strahlen. 



