ld Driiner und Braus: Präpärir- und Horizontahmkroskop. XIV, 1. 



mente bloss hingewiesen zu werden braucht. Ausserdem ist es auf- 

 fallend, wie wenig selbst vierstündiger anhaltender Gebrauch des 

 Instrumentes die Augen anstrengt. Die störenden Empfindungen, 

 welche man beim Gebrauch starker Lupen zu haben pflegt (Accomo- 

 dationsstörungen etc.), verlieren sich bei dem biuocularen Mikroskop 

 trotz seiner verhältnissmässig hohen Vergrösserung völlig, und es 

 kommt bei einiger Uebung ganz das Gefühl abhanden , dass man 

 anders als mit blossem Auge sieht. 



Während bei der feineren Präparation nur selten der Fall ein- 

 treten wird , dass senkrecht stehende Flächen betrachtet werden 

 sollen , ist dies bei der Untersuchung lebender Wasserorganismen 

 die Regel. Bekanntlich bringt man das zu untersuchende Wasser 

 in Glasaquarien mit senkrechten Wandungen. Die Stellung, welche 

 man dem Tubus geben muss, zeigt Figur 2 an. Das Instrument 

 gewährt in diesem Fall folgende Vortheile : 



1) Man kann eine durch Zahn und Trieb (c, g und r) vermit- 

 telte Verschiebung des Tubus in gerader Linie nach allen Rich- 

 tungen der drei Dimensionen des Raumes vornehmen und in Folge 

 dessen einen sich bewegenden Organismus überall hin verfolgen. 

 Auch in die Tiefe der Flüssigkeitssäule gestattet die grosse Brenn- 

 weite des Doppelobjectivs relativ weit vorzudringen. 



2) Der stereoskopische Effect gewährt auch bei dieser Unter- 

 suchung eine ganz andere Uebersicht über das Untersuchungsgebiet 

 und erleichtert die plastische Vorstellung ungemein gegenüber dem 

 monocularen Horizontalmikroskop. 



3) Stärkere Linsen können jeder Zeit, freilich mit Preisgabe 

 der Binocuhirität, durch Auswechselung der Schlitten eingefügt wer- 

 den. Zahn und Trieb sind so exaet gearbeitet, dass- selbst Objectiv 

 D noch verwendet werden kann. 



Die Anwendung stärkerer Vergrösserungen erfordert natürlich 

 besonders günstige Lichtverhältnisse , welche das Tageslicht , zumal 

 im Winter, nicht immer liefert. Dann müssen künstliche Lichtquellen 

 zu Hilfe genommen werden. In solchen Fällen bewährt sich das 

 AuEit'sche Gasglühlicht, wenn man mit einem Brennglas die Strahlen 

 auf der der Untersuchung unterliegenden Stelle vereinigt. 



[Eingegangen am 13. Februar 1897.] , 



