12 Brauns: Neue Kreuzprisnienbewegung für Mikroskoptische. XIV, 1. 



welche durch die prismatischen Kanten des quadratischen Rahmens H 

 und die vier Schienen S' ihre Führung erhalten. Der Rahmen R 

 ist wiederum mit dem Tisch T verbunden , und kann dieser somit 

 durch die beiden Mikrometerschrauben M, welche auf zwei Prismen P 

 wirken, in allen Richtungen bewegt werden. Die ganze Einrichtung 



M 



liegt verdeckt im Kreise und wird durch die Verschlussplatte D 

 vor Staub geschützt. Durch diese Anordnung wird also bewirkt, 

 dass die Theilung des Kreises K an keiner Stelle verdeckt oder 

 beschattet wird. Die Arretirung des Kreises und die Feineinstellung 

 der Theilung erfolgt durch das Mikrometerwerk B und den Ex- 

 center E. 



