XIV, 1. Hesse: Neuer verstellbarer Messerhalter für Mikrotome. 13 



Bei feststellenden Tischen wird dieser Kreuzschlitten in gleicher 

 Weise verdeckt in den Tisch gelegt, so dass das Vorhandensein 

 desselben auch bei anderen Arbeiten in keiner Weise hinderlich ist. 



[Eingegangen am 20. April 1897.] 



Ein neuer 

 verstellbarer Messerhalter für Mikrotome. 



Von 



Dr. Richard Hesse 



Privatdocenten der Zoologie in Tübingen. 



Hierzu ein Holzschnitt. 



Beim Schneiden mit dem Mikrotom erweist es sich häufig als 

 wünschenswerth, die Neigung des Messers gegen die Horizontalebene 

 in geeigneter Weise zu verändern. Um dies zu ermöglichen, habe 

 ich, im Zusammenwirken mit Herrn Dr. Bär, eine Einrichtung des 

 Messerhalters erdacht, die eine sehr feine Verschiebung des Messers 

 in der gewünschten Richtung mit denkbar einfachsten Mitteln ermög- 

 licht. Sie besteht in Folgendem (vgl. die Figur): 



Die untere Fläche des Messerhalters ist nicht, wie bei den 

 bisher gebräuchlichen, eben, sondern sie ist gebogen, mit der Con- 

 vexität nach unten, und entspricht einem Theile eines Cylinderman- 

 tels. Als Unterlage für den Halter dient eine viereckige Platte, die 

 auf ihrer oberen Seite, wo der Halter aufliegt, entsprechend der 

 Biegung des Halters ausgedreht ist, so dass letzerer mit seiner 

 unteren Fläche sich vollkommen fest an sie anlegt ; die untere Seite 

 der Unterlage ist flach und wird auf den Messerschlitten aufgelegt. 

 Damit der Messerhalter auf dieser Unterlage sich nicht seitlich ver- 

 schieben kann , ist diese der Länge nach mit einer vertieft en 

 Führung versehen, in welche ein nach unten vorspringender Theil des 

 Messerhalters eingepasst ist. Die Befestigung des Halters auf dein 

 Messerschlitten geschieht wie bisher durch eine Flügelschraube, die 

 durch ein Loch in der Unterlage hindurchtritt, und deren Mutterge- 



