14 Hesse: Neuer verstellbarer Messerhalter für Mikrotome. 



XIV, 1. 



winde in den Schlitten eingebohrt ist. Die Platte unter der Flügel- 

 sehraube muss auf ihrer unteren Seite der Wölbung des Messer- 

 halters angepasst sein, während die obere Seite horizontal liegen 

 inuss. Um die Flügel der Schraube nicht zu behindern, sind die 

 Druckschrauben an der Hülse des Messerhalters oben angebracht 

 (wie bei dem Messerhalter d von Jung). 



Indem man diesen Messerhalter auf seiner Unterlage vor- oder 

 rückwärts verschiebt, verändert man den Winkel, den das Messer 

 mit der Horizontalebene bildet. Eine einfache geometrische Betrach- 

 tung zeigt, dass die Drehung des Messers doppelt so gross ist wie 

 der Centriwinkel des Bogens, um den der Halter auf seiner Unterlage 



verschoben wird. Der Radius des Cylindermantels, von dem die 

 Unterseite des Messerhalters einen Theil bildet, beträgt bei dem mir 

 vorliegenden Muster, das Herr R. Jung in Heidelberg nach meinen 

 Angaben gefertigt hat, 15 cm; eine Verschiebung des Messerhalters 

 nach hinten um 1 mm bewirkt dann eine Steilerstellung des Messers 

 um etwa 0'8°. Da nun im ganzen eine Verschiebung von etwa 

 20 mm möglich ist, so ergiebt sich ein Spielraum von 16° für die 

 Schrägstellung des Messers gegen die Horizontalebene. An dem 

 Seitenrande der Unterlage ist bei unserem Messerhalter eine Milli- 

 metertheilung angebracht, an der man, durch Vergleich mit einer 

 Marke am Rande der Messerhülse, die Grösse der Verschiebung ab- 

 lesen kann. Der Apparat ist so eingerichtet, dass die Unterfläche 



