XIV, 1. Referate. 97 



die Anheizdauer sehr abgekürzt ist. Zwischen den doppelten Wan- 

 dungen des nach Art des Kocn'schen Dampfkochtopfs construirten 

 Apparates steigen die Heizgase auf zwischen die ebenfalls doppelten 

 Wandungen des Deckels und können hier, nach Belieben regulirt, 

 durch Oeffnungen entweichen. Der Boden des Siederaums ist in der 

 Mitte gewölbt. Die über dem Scheitel der Wölbung stehende Flüssig- 

 keitsschicht ist dadurch nur ca. 1 cm hoch. Dadurch ist die An- 

 heizung sehr abgekürzt, so dass man mit einem einfachen Bunsen- 

 brenner in ca. 10 Minuten im Innenraum 100° C erreicht hat. Der 

 Siederaum ist gegen den Dampfraum durch einen perforirten Einsatz- 

 deckel abgeschlossen. Das Wasser erhält der Siederaum nach dem 

 Princip der communicirenden Röhren dnrch eine kleine Röhre aus 

 einem um den Siederaum ringförmig angeordneten Behälter. Die 

 Dämpfe steigen im Dampfraum auf und strömen durch ein seitlich 

 abwärts führendes Rohr in das ringförmige Vorrathsgefäss zurück, 

 sich hier auf der grossen Oberfläche des Wassers schnell conden- 

 sirend. Cxaplewski (Königsberg i. Pr\). 



Ceiltanili, E., Notiz über experimentelle Technik (Cen- 

 tralbl. f. Bacteriol. u. Parasitenk. Bd. XVIII, 1896, Abth. I, 

 No. 9, 10, p. 276). 



Centanni beschreibt einige kleine Apparate : 



1) Saug- und Druckbirne. Diese ist eine Modifica- 

 tion der Druckbirne, wie sie zu Injectionen mit der TuusiNi'schen 

 Spritze gebraucht wird. Es ist eine gewöhnliche starke Gummibirne 

 von 3 bis 6 cm Durchmesser, welche an der Oeffnung eine ca. 2 cm 

 lang vorstehende, schräg abgestutzte Metallröhre von ca. 1 cm Durch- 

 messer trägt. Nahe am Austritt aus der Birne besitzt die Röhre 

 ausserdem noch ein kurzes Ansatzrohr von etwas geringerem Durch- 

 messer, an welches der etwa 50 cm lange Gummischlauch der 

 TuRsiNi'schen Spritze angesetzt ist. Bei Gebrauch wird die Mündung 

 des schräg abgestutzten Rohres nach Bedarf mit dem Daumen ver- 

 schlossen, während die Gummibirne comprimirt wird. Der Daumen 

 wirkt also als Ventil. Man kann auch auf umgekehrte Weise aspi- 

 riren. So kann man auch das zur Spritze führende Gummirohr mit 

 einen MoHR'schen Quetschhahn armiren, wenn man mehrfache Pres- 

 sionen ausüben will, zugleich auch um das Tröpfeln aus der Spritze 

 zu vermeiden. Mittels eines Hakens kann die Gummibirne am Rocke 

 des Operateurs angehängt werden , so dass letzterer die Hände 

 frei hat. 



Zeitschr. f. wisä. Mikroskopie. XIV, 1. 7 



