XIV, 1. Referate. 99 



Zwecke den Stab der Bremse, welche den Kopf umfasst, nicht mehr 

 in der Mittellinie, sondern von einem seitlichen Ende des Bogens ab- 

 gehen, so dass er angelegt unter dem Ohre, seitlich zum Kopfe ver- 

 läuft. Ferner bringt er die Schraube, welche das Kugelgelenk dieses 

 Kopfhalters feststellt nicht oben, sondern horizontal an, um dadurch 

 Störungen bei Operationen am Kopf und den Halsgefässen speciell 

 bei Injectionen zu vermeiden. Cxaplewski {Königsberg i. Pr.). 



Sclavo , Di un nuovo apparecchio per la raccolta del 

 siero di sangue [Ein neuer Apparat zur Ent- 

 nahme von Blutserum] (Minist. dell'Int. Laborat. scient. 

 della Direz. di Sanita Koma 1894; vgl. Centralbl. f. Ba- 

 cteriol. u. Parasitenk. Abth. 1, Bd. XVIII, 1895, No. 20, 

 21, p. 657). 

 Sclavo sticht zur Blutentnahme das Blutgefäss des Thieres mit 

 einem Troicart oder einer auf eine Glasröhre aufgesetzten spitzen 

 Gänsefeder an. Das Blut wird mit Gummischlauch und Glasröhre 

 durch die eine Bohrung des Gummipfropfens einer grossen Flasche 

 geleitet. Um Schaumbildung zu vermeiden, ist das Glasrohr so 

 gebogen, dass seine untere Mündung von innen der Flaschenwand 

 anliegt, so dass das einströmende Blut an der Flaschenwand herab- 

 rieselt. . Durch die zweite Bohrung des Gummipfropfens geht eine 

 kurze Glasröhre mit Watteluftfilter. Die Flasche hat unten am 

 Boden einen seitlichen Tubus mit Korkstopfen , durch welchen ein 

 rechtwinklig gebogenes Glasrohr hindurchgeht, das aussen pipetten- 

 artig ausgezogen und mit Schlauch und Quetschhahn arinirt, innen 

 aber zugeschmolzen ist und hier mit dem Korkstopfen, welcher innen 

 genau mit der Glaswand abschneidet, ebenfalls endigt, während 

 eine kleine seitliche Oeffnung im Kork verborgen und geschlossen 

 bleibt. Nach Abscheidung des Serums schiebt man das Glasrohr 

 bis zum Freiwerden dieser seitlichen Oeffnung in die Flasche vor 

 und drängt dadurch den Blutkuchen zurück. Die seitliche Oeffnung 

 soll jetzt nach unten gehen. Nun kann man das abgeschiedene 

 Serum bequem abzapfen. Um abgemessene Quantitäten von Serum 

 abzufüllen, benutzt Sclavo eine graduirte Flasche mit Spritznaseli.m- 

 Vorrichtung. Durch eine dritte Bohrung des Pfropfens wird eine 

 der Wand innen (zum Verhüten von Schaumbildung) anliegende Glas- 

 röhre gesteckt, welche mittels Gummischlauch mit der Abzapfvor- 

 richtung des obigen Apparates verbunden wird. Durch diese Vor- 

 richtung wird die graduirte Flasche mit Serum gefüllt und dann die 



7* 



